604 



r. Ilari uiul St. \\ oisor. 



An Stolle (los riatiiidralitos iiiui dos /üiulfadons kann auch foinor 

 Eisondraht (Hhunondraht) vonvondot worden, der, spiralii«' aufgewunden, 

 zwischen K und / so bofostlixt wird, daß er mit der nach unten konvexen 

 Krüniniung: die zu verbrennende Pastille berührt. 



Das untere Ende von K ist zu einem Uin.u- uoformt. in dem das 

 riatinschälchen L ruht; dieses nimmt die zu verbrennende Pastille auf. 



Die urspründicho /?rr^/)f/o^sche') Bomlie hatte einen starken Platineinsatz, wozu 

 sehr viel IMatin noti? war; der Deckel wurde durch eine Clterwurfsschrauhe niederge- 

 halten. In die Bombe führte bloß eine Bohrung: zwei Elektroden, die den Deckel durch- 

 setzten (davon eine aber vom Deckel isoliert war), dienten zur Stromführung. 



HempcP) konstruierte eine wesentlich kleinere Bombe, in der bei einem Druck 

 von 12—15 Atmosphären verbrannt wurde; sie hatte weder einen Platineinsatz, noch 

 war sie ursprünglich innen emailliert. 



Makler*) ersetzte den teueren Platineinsatz durch Emaillieren der Innenfläche; 

 er vereinigte Deckel und Überwurfsschraube zu einem Stück; von ihm stammt auch der 

 zur Dichtung des Verschlusses dienende Bleiring. 



Kröker^) ließ durch Peters in Berlin die Yerstärkungsleiste am Deckel anbringen; 

 desgleichen eine zweite in den Bombeuholilraum führende Bohrung mit dem angesetzten 

 langen Platinrohr; ferner die seitlichen, am Deckel mündenden Abzweigungen der Boh- 

 rungen, die mit Hilfe des langen Platinrohres zum Durch saugen von Luft und dadurch 

 zur Bestimmung des während der Verbrennung gebildeten Wassers dienen sollten. Schließ- 

 lich brachte er auch die Platiniridiumspitzen an den Ventilen an. 



Von Langhein*) rührt der Platinbelag an der unteren Deckenfläche her. 



5. Vorrichtung zum Schließen und Öffnen der Bombe. In 

 Fig. 583 ist eine Spannvorrichtung im vertikalen (A) und im horizontalen ("5) 

 Durchschnitt abgebildet, durch welche die Bombe fixiert wird, um mit dem 

 Schlüssel (C) geschlossen oder geöffnet werden zu können. 



6. Der Sauerstoffüllapparat. Seine Konstruktion, die aus Fig. 584 

 leicht ersichtlich ist, gestattet eine vollständige Ausnutzung der käuflichen 

 Sauerstoffzvlinder, indem bei nahender Erschöpfung des einen Sauerstoff- 

 zyhnders , wenn also der Druck von 25 Atmosphären nicht mehr zu er- 

 langen ist, die Bombe erst aus diesem Zylinder auf den geringeren, dann 

 aus dem anderen vollen Zyhnder auf 25 Atmosphären gefüllt wird. 



7. Die Pastillenpresse. Da die zu verbrennende Substanz — in 

 Pulverform angezündet — unfehlbar zum großen Teil unverbrannt zer- 

 stieben würde, müssen aus ihr Pastillen gepreßt werden. Dies geschieht 



*) Berthelot, Methode pour mesurer la chaleur de cnmbustiou des gaz par d6to- 

 nation. Ann. de chim. et de phys. Serie V. T. 23. p. IGO (1881). Ferner: Berthelot et 

 Vieille, Nouvelle methode pour mesurer la chaleur de combustion du charbon et des 

 compos^s organiques. Ann. de chim. et de phys. S(-rie VI. T. 6. p. 546 (1885). Ferner: 

 Berthelot et Vieille, Sur les chaleurs de combustion et de formation des carbures d'hy- 

 drogene solides. Ann. de chim. et de phys. Sörie VI. T. 10. p. 433 (1887). Ferner: Ber- 

 theolot et Recoura. Sur la mesure des chaleurs de coml)ustion. Ann. de chim. et de 

 phys. S^rie VI. T. 13. p. 289 (1888). 



2) Nach H. Langbein (siehe Xote 4). 



') Konrad Kröker, Zur kalorimetrischen Heizwertltestimmuug. Zeitschr. f. angew. 

 Chemie. S. 111 (1901). 



*) H. Langhein, Chemische und kalorimetrische Untersuchung von Brennstoffen. 

 Zeitschr. f. angew. Chemie. S. 1227 ff. (1900). 



