(374 •'■ JJ-"' '">'• '"^t- \V leiser. 



wird tladiiroh nodi woscntlioh verriiig-ort. daß oiuo ^Multiplikation mit dem (^)uoticiiteu 



— erf(dirt, der immer eineu wahren Bruch mit kleinem Zähler (mehrere Tausendstel) 



und sn-oßem Nenner (ein bis zwei Ganze) darstellt. Identisch sind die beiden Formeln nur. 

 wenn in der \orperiode iibcrhaupt keine Temperaturveränderunir stattircfuiuliMi liat, 

 daher t rr x\ 



Da dio S f 0/1 iiiaiin iichQ Formel nn^PfnKndhrs- ■rraphischer Darstellung nicht abgeleitet 

 werden kann, zudem auch weder eine Vereinfachung bedeutet, noch eine Rechnungs- 

 erleichterung bietet, liegt keine Veranlassung und keine Berechtigung zu ihrer ^'erwen- 

 dung vor. 



Diese Korrektion (At) kann ein positives oder ein negatives Vor- 

 zeichen haben, nnd es ist wünschenswert, daß sie nur wenige Tausendstel- 

 grade, jedenfalls weniger als O'0 10" betrage; hohe Werte werden erhalten, 

 wenn zu stark unterkühlt oder eine zu große Pastille verbrannt wurde. 



Um den Retrag dieser Korrektion muß die Temperaturerhöhung in 

 der Hauptperiode, d. i. die Differenz zwischen i^ und rl'o, je nach deren Vor- 

 zeichen vergrößert oder verringert werden. 



Vorher müssen aber noch, um den AVert von !>„ — ^^o berechnen zu 

 können, an den Thermometerablesungen die üblichen Korrektionen, u. zw. 

 am beiiuemsten auf Grund der von der Physikalisch-technischen Reichs- 

 anstalt (C'harlottenburg bei P>erlin) besorgten l'berprüfung vorgenommen 

 werden. Das sind 



7.) die Kaliberkorrektion, durch die den nicht zu vermeidenden 

 Ungleichheiten im Kaüber der Kapillare Rechnung getragen wird; 



'i) die Gradwertkorrektion {Ostwald-Luther, Grützmacher ^), die 

 durch das dem Temperaturanstieg nicht ganz proportionale Verhalten 

 jedes Quecksilberthermometers notwendig Avird. Bei Verwendung eines 

 metastatischen (z. li Bechnannschen) Thermometers ist in der Gradwert- 

 korrektion auch diejenige enthalten, die durch die bei verschiedenen Tem- 

 peraturen verschiedene Quecksilberfüllung erforderlich wird. 



Also ist die wahre durch die Verbrennung erzeugte Tempe- 

 raturerhöhung T = ^n (koriig.) — 9-0 (korrig.) + M. 



Um aus dieser Temperaturerhöhung die produzierte AVärmemenge 

 berechnen zu können, muß 



1. die Menge des im Kalorimetergefäß befindhchen Wassers, 



2. der sog. Wasserwert der Bombe bekannt sein, der (wie auf 

 S. 677 ff., Kap. VI beschrieben ist) mittelst einer besonderen kalorimetrischen 

 Verbrennung bestimmt werden muß. Die durch die Verbrennung erzeugte 

 Wäime erhöht nämUch nicht nur die Temperatur des Kalorimeterwassers, 

 sondern auch die Kalorimeterbestandteile (Pionibe, Rührer, Gefäß etc.), die 

 mit dem Wasser in Berührung kommen und die gleiche Temperatur mit 

 dem Wasser haben. Es muß also die Wärmemenge bekannt sein, die 



') W. Ostwald und li. Luther, Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung physiko- 

 chemischer Messungen. H. Aufl. 1902. S. 291. Ferner: Fr. Grützmacher, Über Thermo- 

 meter mit variabler Quecksilberfüllung. Zeitschrift für Instrumentenkunde. Bd. 16. 

 S. 171 ff. (1896) und Nachtrag zu obiger Verhandlung. Ibidem. S. 200ff. 



