Kalorimetrische Verbrenuung. 677 



D.,he. ist ^^r i »+ ^4^ + AZZ^ __ n.J _,„. = 



n — 1 ^ ■' 



^T^ • -A-Sö — 0-008 = 0-010 — 0-008 = + 0-002» C. 

 1 "oOO 



Nach dem Prüfiingsschein der Physikalisch-technischen Reichsanstalt 

 beträgt die Kaliberkorrektion dieses Thermometers — 0-0006 für die abge- 

 lesene Skalenstelle 8-414 und für Skalenstelle 4-71o. Nach dieser ersten Kor- 

 rektion beträgt daher die Temperatursteigerung 4-713 — 3-4134 = 1-2996» C. 

 Der Gradwert der Teilung beträgt bei einer Temperatur von 21" C pro 1» des 

 Thermometeranstieges r009" C ; der wahre Wert des oben berechneten 

 Thermometeranstieges ist daher 1-2996 x 1*009 = 1-3113'' C. Hierzu kommt 

 die oben berechnete Korrektion von +0*002 für den Wärmeaustausch (At); 

 daher die wirkhche Temperaturerhöhung = 1-3133» C beträgt. Die pro- 

 duzierte Wärmemenge (W+\Md) T ist also (2358 + 342) 1-3133 = 3545-8 cal. 



Davon sind in Abzug zu bringen: 



a) für den verbrannten BaumwoUfaden .... 16-8 cal. 



b) für verbrannten Stickstoff, da bei der Titration 



8-5 cm —-Lauge verbraucht wurden, 8-5 x 1-4 = 11-9 cal. 



Aus der Verbrennung der Pastille entstanden also 



3545-8— (16-8 + 11-9) = 3517-1 cal. 



Da die PastiUe 0*8957 c/ wog, beträgt die gesuchte, auf 



1 (/ der Substanz bezogene ^'erbrennungswärrae . 3926-6 cal. 



VI. Bestimmung des Wasserwertes. 



Aus Kapitel ^■ ist ersichtlich, daß der Wasserwert des Kalorimeters 

 die Grundlage der Berechnung bildet: daher muß, um zuverlässige Werte 

 zu erhalten, vor allem der Wasserwert des Kalorimeters auf das Genaueste 

 bestimmt werden. 



Zunächst läßt sich der Wasserwert aus dem Gewichte jedes einzehien, 

 an der Wärmeaufnahme beteiligten Bestandteiles der Bombe, des Kalori- 

 m.etergef ä (jes etc. und deren spezifischen Wärmen berechnen. 



Weit einfacher ist es aber, die Bombe und dadurch auch das Kalorimeter- 

 wasser mit einer gemessenen Wärmemenge zu erwärmen und die Temperatur- 

 erhöhung zu beobachten. In exakter Weise geschieht dies auf Jäger und Stein- 

 wehrs^) Vorschlag mittelst des elektrischen Stromes, der während einer 

 genau festgestellten Zeitdauer durch einen um die Bombe gewickelten 

 Konstantanstreifen läuft und ihn erwärmt ; aus der Stärke, Spannung und 

 Zeitdauer des Stromes sowie aus dem vorher genau festgestellten Wider- 

 stand des Konstantanstreifens wird die auf diese Weise zugeführte Wärme- 

 menge berechnet. Leichter und einfacher ist es, den Wasserwert in der 

 Weise zu bestimmen, daß man genau gewogene Mengen solcher chemisch 



') W. Jäger und R. r. Steinwehr, Bestimmung des Wasserwertes eines lierthelot- 

 schen Kalorimeters in elektrischen Einheiten. Verhandl. d. deutschen physik. Gesellsch. 

 Bd. 5. S. 50 (1903). 



