490 W. l'ulladiii und S. Kostytschcw. 



Was nun die ausgeschiedene Kohlensäure anbetrifft, so ist zu be- 

 merken, daß die ganze Menge derselben, von der Kalilauge absorbiert, in 

 dem Gefäße g als kohlensaures Kali enthalten ist und also in dieser auch 

 bestimmt werden kann. Um diese Bestimmung auszuführen, bricht man die 

 ausgezogene Spitze der Röhre ft ab, öffnet den Apparat, gießt die Kali- 

 lauge aus dem Gefäßchen ^ in ein kleines Kölbchen aus, verdünnt das- 

 selbe mit Wasser und fällt die Kohlensäure mittelst Ba Clg. Der Nieder- 

 schlag wird auf dem Filter gesammelt, gewaschen, getrocknet, geglüht und 

 gewogen. Zum Waschen des Niederschlages benutzte Oodlewski entweder 

 ammoniakalisches Wasser, welches vollständig frei von kohlensaurem Am- 

 moniak war, oder zunächst ein mit BaC'Og gesättigtes und zuletzt reines 

 Wasser. Aus dem Gewicht des kohlensauren Baryt berechnet man die 

 Menge der Kohlensäure, welche man dann auf das Volumen bei 0" und 

 1 mm Quecksilberdruck umrechnet. 



Es ist einleuchtend, daß man bei dieser Bestimmung noch eine Be- 

 richtigung einfügen muß. Das käufliche Kalihydrat, von welchem man die 

 Kalilauge bereitet, so rein es auch sein mag, ist nie von einer gewissen 

 Menge von kohlensaurem Kali frei. Die Kohlensäure dieser Verunreinigung 

 wird durch BaCl., mitgefällt, wodurch also die Menge des niedergeschla- 

 genen Ba CO3 bedeutend vermehrt wird. Es ist also unerläßlich, vorerst in 

 einer besonderen Probe die Menge dieser Verunreinigung zu bestimmen 

 und danach bei dem Versuch die entsprechende Korrektion durchzuführen. 

 Zu diesem Zwecke ist eben erforderlich, die zur Absorption der Kohlen- 

 säure bestimmte Kalilauge vor dem Versuche abzuwiegen. 



Will man sich mit einer einzigen Bestimmung des aufgenommenen 

 Sauerstoffes und der ausgeschiedenen Kohlensäure nicht befriedigen, aber 

 noch weiter experimentieren, so setzt man nun an die Stelle des heraus- 

 genommenen Gefäßchens mit Kalilauge sofort ein anderes , schließt wieder 

 den Apparat und beginnt das Experiment aufs neue.'" 



IIL Gasometrische Methoden zur gleichzeitigen Bestimmung der 

 abgeschiedenen Kohlensäure und des absorbierten Sauerstoffes. 



Der Apparat von GodlewsM ermöglicht zwar eine gleichzeitige Be- 

 stimmung des absorbierten Sauerstoffes und der ausgeschiedenen Kohlen- 

 säure, doch sind für derartige Untersuchungen andere, nachstehend be- 

 schriebene Apparate empfehlenswerter, da sie bedeutend genauere Resultate 

 liefern. Der genaueste von all diesen Apparaten ist derjenige von Polouzow- 

 Richter (Fig. 132). i) 



\) W. PoJowzow, Untersuchungen über die Pflanzenatmung. Memoires de TAcad. 

 imperiale des scieuces de St. P^tersbourg. VIII sör. T. 12. Nr. 7. p. 21 (russisch). — 

 Ä. Bichter, Zur Technik der üasanalysen. Travaux de la soci^tö imperiale des natura- 

 listes de St. Petersbourg. T. 33. p. 311 (1902—1903) (russisch). Der Apparat ist für einen 

 Preis von 55—65 Mk. zu beziehen von F. Müller in St. Petersburg, Stolarny pereulok 9, 

 oder von F. Kühn in St. Petersburg, Kazanskaia 5. 



