402 '^V. ralladin und S. Kostytschew. 



nivean im Meßrohr auf beliebiger Höhe einstellen. F'tir feinere Verschiebungen 

 des (^»uec'ksilberniveans dient die in einem Ansatzrohr in Quecksilber ver- 

 senkte Stahlschraube e.'^) 



üie Quecksilberwanne (' und die beiden Gaspipetten D und E sind 

 durch dickwandige Gummischläuche und ein T-Rohr mit der Birne G ver- 

 bunden. Wenn man die beiden (Jlashähne w und y^ schließt und den Quetsch- 

 hahn M öffnet, so kann man die Wanne C mit Hilfe der Birne entleeren 

 oder mit Quecksilber füllen. Wenn man den Quetschhahn M schließt und 

 einen der beiden Glashähne w und yj öffnet, so kann man durch die ent- 

 sprechende Gaspipette Quecksilber in beliebiger Richtung (je nach der 

 Lage der Birne G) fließen lassen. Für .feinere Verschiebungen der Queck- 

 silbersäule im oberen Rohr der Pipette D dient die Stahlschraube/ Die 

 Pipette D ist für Kaülauge l)estimmt : die Pipette E ist eine Explosions- 

 pipette: Im oberen Teil der Kugel sind Platindrähte eingeschmolzen, die 

 an ihren Enden 1 — 2 mm voneinander abstehen; außerhalb der Kugel sind 

 die Platindrähte mit den Poldrähten eines Rnhmkorjfschen Funkeninduk- 

 tors in ^'erbindung gebracht; letzterer ist seinerseits einem Zink-Kohle- 

 element angeschlossen. Das Element füllt man mit einer Chromsäurelösung, 

 welche aus 92// doppeltchromsaurem Kali. 93*ö cm^ konzentrierter Schwefel- 

 säure und 900 cw?3 Wasser bereitet wird. 



Das Ablesen am Meßrohr führt man mit Hilfe eines horizontalen 

 Ableseraikroskops aus. das auf Stellschrauben fußt und durch Auszug und 

 Zahntrieb in einer Höhe von 40—50 cm verstellbar ist. '-) Die genaue Ein- 

 stellung auf das Objekt ist durch Zahn- und Triebwerk ermöglicht. Man 

 stellt das Instrument so ein, daß eine jede Millimeterteilung des Meßrohres 

 durch das in der Okularblende des Mikroskops befindliche Mikrometer in 

 20 Teile geteilt wird. Für die Analyse sind schließlich kleine Eprouvetten 

 mit eingeschmolzenem Glashalter (Fig. i:-32i?) notwendig. Die Länge der 

 Eprouvetten beträgt etwa 6 — 7 cm. 



Mit Hilfe der beiden Birnen G nml H füllt man das Meßrohr, die 

 beiden Gaspipetten D und E und die Wanne C ' mit reinem , trockenem 

 Quecksilber. Nach dem Füllen der Gaspipetten und der Wanne C bis zum 

 Strich Im müssen nur 2 — 3 cm^ Quecksilber in der Birne G bleiben. Den 

 Glaszylinder B füllt man mit destilliertem Wasser und deckt ihn mit einer 

 Glasplatte, um das Trübwerden des Wassers mögbchst lang zu verhindern. 

 Von Zeit zu Zeit wird das AVasser abgehebert und durch frisches ersetzt. 

 Die Kugel der Gaspipette D füllt man zu einem Drittel mit verdünnter 

 Kalilauge. Am besten wendet man 77oige Kalilösung an, da dieselbe die 



Das neueste Modell weicht von dem hier abgebildeten in folgenden Beziehungen 

 ab: erstens ist der nicht graduierte Teil des Meßrohres 0' A" A'" ein enges Kapillar- 

 rohr: hierdurch wird eine bequemere und genauere Einstellung des Quecksilberniveaus 

 auf dem Strich erzielt; zweitens sind die Platindrähte innerhalb der Kugel E nicht 

 abwärts, sondern aufwärts gerichtet, was ein Verpuffen minimaler Gasmengen ermöglicht. 



-) Modell von Leitz, Xr. 36 (nach Katalog Nr. 41). Da der graduierte Teil des 

 Meßrohres nur etwa 17— 18 fw lang ist, so können auch die in geringerer Höhe ver- 

 stellbaren Kathetometer angewendet werden. 



