Iiiterinctliarcr Stoffwechsel : Methoden z. IJestiiniiuinir il. Atiiiunt: il. Pflanzen. 4<(,"( 



Teusioii (los Wasserdampfos nicht vorändert: das zu analysierende (ias 

 braucht man also in diesem Falle nach der Absorption der Kohlensiiiirt' 

 nicht wieder anzufeuchten. Will man konzentriertere (;>()- 40%igO l^:di- 

 lösuniren anwenden, so muß das Gas nach erfolfi:ter Kohlensäureahsorption 

 vor der Messunii" in die Pipette K überführt werden, wo es durch das den 

 Wänden der Pipette anhaftende Wasser wieder angefeuchtet wird. Das 

 Füllen der Absorptionspipette mit Kalilauge wird folgendermaßen ausge- 

 führt: Man beschickt eine Eprouvette mit etwa ;> — -i cw^ Kalilauge und 

 sperrt die Lauge mit Quecksilber; die Eprouvette überträgt mau mit Hilfe 

 eines eisernen Löffels in die Quecksilberwanne (' und setzt sie unter dem 

 Quecksilber auf das obere Rohr der Absorptionspipette so tief auf, daß das 

 Ende der Pipette in Kalilauge taucht. Jetzt saugt man mit Hilfe der Birne 

 G eine entsprechende Menge der KaUlösung in die Pipette ein, wonach man 

 durch Aufheben der Eprouvette das obere Ende der Pipette in (Quecksilber 

 versenkt; dann saugt man eine Zeitlang Quecksilber in die Pipette ein, 

 um die den Wandungen des oberen Rohres anhaftende Lauge zu entfernen. 

 Nach dem Füllen der Pipette ist also die in der Kugel enthaltene Kali- 

 lauge durch das im oberen Rohr befindliche (Quecksilber gesperrt. Da die 

 Bestimmung des Sauerstoffes im Apparate von Folowzou-- Richter durch 

 Verbrennung erfolgt, so sind für die Analyse Wasserstoff und Knallgas 

 erforderlich. Diese Gase bereitet man sich nach Bunsens^) ausführlichen 

 Angaben durch Elektrolyse; die genannten Gase müssen in den mit (Queck- 

 silber gesperrten Eprouvetten aufbewahrt werden. 



Vor dem Gebrauche muß der Apparat sorgfältig kalibriert werden. 

 Der linke Schenkel des im Glaszylinder ß befindlichen Teiles des Meß- 

 rohres ist in Millimeter geteilt; am rechten engeren Schenkel des Rohres 

 ist aber nur ein Strich auf dem Niveau des Striches Im der Queck- 

 silberwanne aufgetragen. Bei der Analyse stellt man die Kuppe des Queck- 

 silberraeniskus im rechten Schenkel des Rohres genau auf den Strich (> 

 ein; die Messung des Gases findet also bei atmosphärischem Druck statt. 

 Das Volumen des inneren Raumes des Rohres zwischen und 0' ist im- 

 bekannt und muß beim Kalibrieren ermittelt werden. Das Kalibrieren wird 

 auf folgende Weise ausgeführt: Man sperrt in einer Eprouvette ein paar 

 Kubikzentimeter Luft mit Quecksilber, überträgt die Eprouvette in die 

 Wanne C, setzt sie unter dem (Quecksilber auf das Ende des Meßrohres 

 auf und saugt mit Hilfe der Birne H und des Hahnes a zuerst etwas Luft, 

 dann eine geringe ^lenge Quecksilber, schließlich wieder Luft in das Meß- 

 rohr ein; dieses Verfahren ist dem oben beschriebenen Fidlen der Al)sorp- 

 tionspipette analog. Das Volum des eingeführten Quecksilbers muß kaum 

 größer oder am besten ebenso groß sein als der Raum zwischen und 0'; 

 hat man zu viel (Quecksilber eingesogen, so entfernt man den Überschuß 

 mit Hilfe der Schraube c. Die eingeführte (^lecksilbersäule stellt man so 

 ein, daß die Kuppe des unteren Meniskus mit dem Striche zusammen- 



') Bimsen, Gasomotrische Methoden. 2. Aufl. S. TG und 8(J. Braunschweig 1877. 



