496 W. Palladin und S. Kostytschew. 



hat.i) Hat nach der Explosion eine Volumverminderung stattgefunden, so 

 setzt man dem analysierten Gase eine im Meßrohr genau abgemessene 

 Menge der kohlensäurefreien Luft hinzu und wiederholt die Verpuffung 

 mit Knallgas. Bleibt das Gesamtvolumen nach der zweiten Explosion un- 

 verändert 2), so berechnet man das Volumen des Wasserstoffes auf folgende 

 Weise: war a das' Volumen des zu analysierenden Gases nach der Kohlen- 

 säureabsorption und b nach der Explosion, so ist das Volumen des Wasser- 



Stoffes gleich - (a— h). War das mit Sauerstoff verbrennliche Gas reiner 

 .•> 



Wasserstoff, so muß bei der Explosion keine Spur von Kohlensäure ge- 

 bildet werden; davon vergewissert man sich durch die Behandlung des 

 Gases in der Absorptionspipette mit Kalilauge. Für die Bestimmung des 

 Sauerstoffs nimmt man besser eine andere Gasprobe und zieht bei Zu- 

 lassung von Wasserstoff die in der zu analysierenden Gasmischung bereits 

 vorhandene Wasserstoff menge in Betracht. 



Betreffs der Ausführung der Analysen von Kohlenoxyd, Methan und 

 Äthylen muß auf die Handbücher der Gasometrie, besonders auf Bunsens 

 „Gasometrische Methoden" ^) verwiesen werden. 



Die Genauigkeit der Piestimmungen im Apparate von Polowzou-Richter 

 steht derjenigen der bewährten Methoden von Bunsen und Doyere *) kaum 

 nach: bei sorgfältiger Ausführung fallen die Kohlensäurebestimmungen bis 

 auf 0"15Vo, die Sauerstoffbestimmungen bis auf 0'1% genau aus. Für die 

 Zuverlässigkeit der Analysen ist vor allem exaktes Kahbrieren des Meß- 

 rohres von Belang. Eine zweite notwendige Bedingung ist die Reinheit des 

 Meßrohres und des Quecksilbers b): Die Quecksilbersäule muß im Meßrohr 

 leicht beweglich sein und an den Wandungen des Rohres nicht kleben 

 bleiben. Sobald man bemerkt, daß die Bewegung des Quecksilbers im Meßrohr 

 nicht gleichmäßig ist, muß das Rohr gereinigt werden. Zu diesem Zwecke 

 setzt man unter dem Quecksilber eine mit lö^/oiger Salpetersäure gefüllte 

 Eprouvette auf das Ende des Meßrohres auf und führt die Flüssigkeit in 

 das Rohr ein; nach ein paar Minuten treibt man die Flüssigkeit in die 

 Eprouvette zurück und wäscht das Rohr nach dem soeben beschriebenen 

 Verfahren mehrmals mit destilhertem Wasser. Dann entleert man das Meß- 

 rohr, den Gummischlauch P und die Birne H und trocknet das Rohr 

 mittelst Durchl)lasen der heißen Luft. Die Einstellung der Quecksilbersäule 

 auf den Strich im Meßrohr muß immer durch eine Bewegung in der 



*) Hempel, Gasanalytische Methoden. 3. Aufl. S. 112. Braunschweig 1900. 



^) Findet nach der zweiten Explosion wiederum Volumenverminderung statt, so muß 

 selbstverständlich noch eine dritte Explosion ausgeführt und die nach der zweiten 

 Explosion notierte Volumenverminderung hei dem Berechnen der Analyse in Betracht 

 gezogen werden. 



3) Bunsen, 1. c. S. 94, 127 und 130. 



*) Doyere, Etudes sur la respiration. Annales de chimie et de physique. III. ser, 

 T. 28. p. 5 (1850). 



^) Über das Reinigen des Quecksilbers vgl. Hempel, Gasanalytische Methoden. 

 3. Aufl. S. 86. Braunschweig 1900. 



