Intcnnetliärer Stoffwechsel : Metliodcn z. BostininiuiiK d. Atmung d. Pflanzen. 497 



Hichtuiii; des Pfeiles (Fij;. l.-l'i, ln'i O) ertolfrt'ii. Auch hat man dafür zu 

 sorg:en. dali die während je einer Analyse auszuführenden Al)lesun*ren hei 

 Konstanthleihen der Temperatur vor<;enomnien werden. Die etwa stattge- 

 fundenen Tenipcraturschwankungen werden mit Hilfe eines im Zylinder B 

 in Wasser getauchten Thermometers konti'olliert und durch Zugielien von 

 kaltem hzw. warmem Wasser sofort ausgeghchen. Eine nennenswerte Ände- 

 rung des Barometerstandes kann bei der kurzen Dauer der Analysen nicht 

 stattfinden. 



Der Fohuzousch.it Apparat ermöglicht in kurzer Zeit eine ganze Reihe 

 exakter Gasanalysen auszuführen, da eine jede Analyse nur 20 — 30 Minuten 

 in Anspruch nimmt. Auch ist es von Wichtigkeit, daPi sehr geringe Gas- 

 niengen für die Analyse genügen. Auiierdem ist der Apparat einfach kon- 

 struiert und erfordert eine geringe Menge des Quecksilbers; es ist also 

 ersichtlich, daß dersellie für physiologische Zwecke vortrefflich geeignet ist. 



Im ursprünglichen Modell von Polowzow wurde der Sauerstoff durch 

 Absorption mit alkalischer PyrogalloUösung bestimmt. Die von Richter her- 

 beigeführte Modifikation besteht im wesenthchen darin, daß die Sauer- 

 stoffbestimmung durch Nerpuffung mit Wasserstoff ausgeführt wird. Die 

 Anwendung der Explosionspipette ermöglicht eine schnellere und zugleich 

 genauere Sauerstoffbestimmung zu erzielen; außerdem ist der modifizierte 

 Apparat für die Bestimmungen von Wasserstoff. Kohlenoxyd und anderen 

 Gasen brauchbar. 



Der Apparat von Polowzow ist im w^esentlichen eine Kombination 

 von zwei Timiriazef sehen Pipetten. ^) Die Handhabung der Pipette von 

 Timiriazeff ist aus obiger Beschreibung des T^oZom'^o «sehen Apparates und 

 der Abbildung (Fig. 13;)) leicht begreiflich. Die eine Pipette dient zur Be- 

 arbeitung der Gase mit Kalilauge — die andere zur Bearbeitung mit 

 Pyrogallol. Die Messung der Gase wird in einem eigenartig konstruierten 

 Eudiometer ausgeführt (Fig. 13-4:). Da das Quecksilberniveau im engen Teil 

 des Eudiometers eingestellt wird, so ist hierdurch ein sehr genaues Ab- 

 lesen ermöglicht. Andrerseits leidet aber das Timiriazefsche Eudiometer 

 an dem Übelstande, daß es nicht für Gase beliebiger Zusammensetzung 

 brauchbar ist. Ist z. B. der Kohlensäuregehalt des Gases sehr groß, so wird 

 das Quecksilberniveau nach der Kohlensäureabsorption, infolge bedeutender 

 Volumverminderung des Gases, sich außerhalb des graduierten Teiles des 

 Eudiometers befinden; was eine Fortsetzung der Analyse unmöglich macht. 



Viel einfacher als die beiden oben beschriebenen Apparate ist der 

 Apparat von Bonnier und Mancfin^) konstruiert; derselbe liefert trotzdem 

 ziemlich genaue Resultate. Noch einfacher ist die von Baranetzky^) er- 



') Timiriazeff, Recherches sur la d^composition de l'acide carbonique daus le 

 spectre solaire par les parties vertes des vögetaux. Annales de chimie et de physique. 

 V. s6r. T. 12. p. 3.55 (1877). 



*) Cr. Bonnier et L. Manefin, Recherches sur la respiration et la transpiratioa des 

 Champignons. Annales des scicnces naturelles. Botanique. VI. sör. T. 17. p. 210 (1884). 



^) K. l'uriewitsch, Bildung und Zersetzung der organischen Säuren hei Samen- 

 pflanzen. Abhandl. der Xaturforschergesellschaft in Kiew. 1893 (russisch). 



32* 



