Iiitermediärer Stoffwechsel: Metlioileii z. Bestimmuii<,'il. Atiuuiiir d. I'tl:iii/<'ii. 499 



uiivcrSndort. Nachdem man (iie LiiiiLsc der (iassäiilo ermittelt hat, entfernt 

 man aus der Wanne die dvn riierschnli des Gases enthaltende Kpronvette 

 und ersetzt sie durch eine andere Eprouvette, welche mit konzentrierter 

 Kalilaup:e p:efüllt ist. Durch Senken der Birne / und Öffnen des Hahnes h 

 tiihrt man die I.auiic in den Teil a b des Kohres ein. Durch IIel)en der 

 r.irne treil)t man die Lau^a' sofort in die Eprouvette zurück und üher- 

 tidirt «gleichzeitig: das Gas in den Teil a b des Rohres, wobei man darauf 

 Acht iribt, daCi die Gassäule den Hahn h nicht erreicht. Die den Wan- 

 duniien des Rohres anhaftende Lauge absorbiert die in dem zu analysierenden 

 Gase enthaltene Kohlensäure. Jetzt öffnet man wieder den Hahn // und 

 überführt das (ias in den graduierten Teil des Rohres, wonach man die 

 Dirne /' so einstellt, dal) die Nadel ;/ die Oberfläche des Quecksilbers be- 

 rührt. Dann schlieüt man den Hahn und liest die Länge der Gassäule ab. 

 Die Differenz der beiden Ablesungen ergibt die Menge der Kohlensäure. 

 Jetzt führt man in obiger Weise eine alkalische PyrogalloUösung in das 



Fig. 135. 



Rohr ein und bestimmt mittelst der vorstehend beschriebenen Manipulationen 

 die Menge des Sauerstoffes. Nach Beendigung der Analyse entfernt man 

 die «^uecksilberwanne, verbindet das Ende a des Rohres mittelst eines 

 Gummischlauches mit einem kleinen Trichter, füllt den Trichter mit ver- 

 dünnter Salpetersäure, saugt die Säure in das Rohr ein und treibt sie 

 dann in die Eprouvette zurück. Diese Operation wiederholt man 2 — 3mal, 

 wonach man das Rohr mit destilliertem Wasser mehrmals wäscht. Dann 

 entfernt man den Trichter, entleert durch Senken der Birne das Rohr und die 

 Kugel c und trocknet das Rohr mittelst Durchsaugen von Luft, w^obei man den 

 das Rohr mit der Birne verbindenden Gummischlauch entfernt. Der graduierte 

 Teil des Rohres ist mit einer Glasplatte gedeckt, wodurch ein wegen der An- 

 wesenheit des Experimentators mögliches Erwärmen des Rohres verhütet wird. 

 Bonnicr und Manr/in haben noch eine Modifikation des ursprünglichen 

 Apparates konstruiert i); das Wesen dieser Einrichtung ist aus der neben- 



') Aubert, Nouvel appareil de MM. Donnier et Mangin pour l'analyse des gaz. 

 Revue ^^nerale de botaniqiie. T. 3. p. 97 (1891). 



