502 



\\. Pallad in und S. Kostvtschew. 



das Gas durch Heben des Gefäßes l' in die auf das Ende der Röhre d 

 aufgesetzte und mit Quecksilber gefüllte Eprouvette. Die entnommene Gas- 

 probe analysiert man in einem der oben beschriebenen Apparate. Das 

 Volumen des geschlossenen Raumes bestimmt man auf folgende Weise. 

 Man entnimmt aus der Glocke eine Gasportion v, die man beim atmo- 

 sphärischen Drucke H mißt. Dann notiert man mit Hilfe des Manometers 

 M die Verminderung des Gasdruckes in der Glocke. Es sei h der Gasdruck 

 in'^der Glocke vor der Entnahme der Portion v und h' der Gasdruck in 

 der Glocke nach der Entnahme der Portion v. 



xVus diesen Daten berechnet man das gesuchte Gesamtvolumen x des 

 Gases im Rezipienten auf Grund des il/aWo^^eschen Gesetzes. 



vH 



X = 



h — h' 



Bevor man eine Gasprobe für die Analyse entnimmt, muß man das 

 Gas in der Glocke gründlich umrühren. Dies bewerkstelUgt man am besten 

 dadurch, daß man das Gas mehrmals in das Gefäß l und dann wieder in 

 die Glocke überführt. 



Der Apparat von Bounier und Mangin ist für große Mengen des 

 Versuchsmaterials bestimmt. Die bei Anwendung geringerer Pflanzenmengen 

 gebräuchlichen Rezipienten sind im wesentlichen nach demselben Prinzip 

 konstruiert, Ane die soeben beschriebene Einrichtung. Im hiesigen Labora- 

 torium wendet man mit Vorteil konische Kolben an, die auch für Kulturen 

 der niederen Organismen auf flüssigen oder festen Nährböden brauchbar 

 sind (Fig. 138). Ein jeder Kolben hat den Inhalt von 200— 500 t»?^ und 

 ist durch einen doppelt durchbohrten und mit je einem Zu- und Ableitungs- 

 i'ohr versetzten Kautschukstopfen verschlossen; die Erweiterung c oberhalb 



