Intermediärer Stoffsvechsel : Methode» z. IJcstiinninii!f d. Atnuiiii,' d Pflaiizni. f)()7 



Uezipicntcii mul wird alsdann in einen mit kon/entrierter Kalilauge ^'efüllteii 

 Kudiometer oder uniiickehrt gestellten K()li)en getrieben, wo sich die durcii 

 Kalilange nieht absürhierbaren Gase alliniihlicli ansammeln. Auf diese Weise 

 wird der rrozentgehalt der zu untersuchenden Gase im Gasgemische ge- 

 steigert; andrerseits leidet aber die soeben beschriebene Methode an dem 

 Übelstande, dal) ein dauerndes \'erweilen in Kohlensäure für die meisten 

 Pflanzen schädlich ist. 



Xahokirh bedient sich für Herstellung anaerober \'erhältnisse des 

 luftleeren Raumes. Die nachfolgende Beschreibung dieser Methode ist auf 

 Grund einer den Verfassern in dankenswerter Weise zur Verfügung ge- 

 stellten schriftlichen ^litteilung von Prof. Nahokich abgefaßt, eine ausführ- 

 liche Beschreibung der Methode wird an anderer Stelle erfolgen. 



Als Rezipienten dienen die Vi — 2 Hassenden dickwandigen Rundkolben 

 (Fig. 142^1), die auch für Kulturen von niederen Oi-ganismen brauchbar 

 sind. Nachdem man den Koll)en mit den zu untersuchenden Pflanzen ver- 

 setzt hat, schmilzt man den Kolbenhals am Gebläse zu und verbindet 



Fig. IJ 



Sämtliche Kolben mittelst eines Sammebohres mit einer auf der Ab- 

 bildung nicht dargestellten Ölluftpumpe Geryh-Duplex^) , die mit einem 

 die Evakuierung der Rezipienten erleichternden Hahn versetzt ist (das 

 Rohr F auf Fig. 142 leitet zu der Ölluftpumpe). Zwischen dem Kolben 

 und der Pumpe schaltet man den in ein Gemisch von Schnee und Kochsalz 

 versenkten Kühler a und die Trockengefäüe C und D ein. Das Absorptions- 

 rohr C füllt man mit konzentrierter Schwefelsäure, das Rohr D beschickt 

 man mit trockenem Phosphorsäureanhydrid; das Füllen der beiden Röhren 

 geschieht automatisch mit Hilfe einer Wasserstrahlluftpumpe. Durch An- 

 wendung des Kühlers a schont man die Absorptionsmittel; eine regel- 

 mäßige Arbeit der Pumpe w^ird durch vollkommene Absorption von Wasser- 

 dampf gesichert und liefert eine Luftverdünimng bis auf 0"25 mm Queck- 

 silberdruck: zur Kontrollierung der Lnftverdünnung bedient man sich des 

 Vakuummeters E. Die Evakuierung nimmt höchstens 20 — .'>() Minnteii in 



') Firma Arthur Pfeiffer in Wetzlar. 



