Intermeiliärer Stoffwpclisel: Methoden zur Bestimmiiiifr «ler Kxkrctc etc. .")] <) 



war, wiirilo sterilisiert. Jedes (ihis erhielt 2.') rw^ oin^s freeiirueteii Nähr- 

 inediiinis. Anfaiijrs wuide das (iasgemisch der Kulturirläser mindestens 

 tiifrlirli nntersiicht und dann letztere mit Luft oder Wasserstoff durchfro- 

 wascheu. Zur l utersuehunii- wurden (nisprohen mit der Bmipehvhcü Bü- 

 rette entnommen und in die Kali- und Phosphorbiirette zur Bestimmung 

 der Kohlensäure und des Sauerstoffes übergeführt. Der Aufbau der Appa- 

 rate ist wie im nachstehenden beschrieben (siehe Fig. 148): 



Der Ap])arat besteht aus einem kleinen, etwa 50 cm^ fassenden Erlen- 

 w^Z/erschen Kolben . in di'ssen Hals nach Art der DrechsehchQn Wasch- 

 flaschen zwei Bohren eingesetzt sind, die durch gut eingeschhffene Glas- 

 hähne A. B mit kapillaren Ausflußrohren abgeschlossen werden können. 

 Um möglichst grolie Sicherheit zu erlangen, dal) nicht durch das Schmier- 

 mittel der Hähne ein Gasaustausch erfolgt, kann man die Hähne auch 

 zum Abdichten mit Quecksilber einrichten. Der Stopfen des Kolbens wird 

 vermittelst eines Glocken Schliffes mit Quecksilber in der Weise abgedichtet, 

 wie es die Fig. 14H zeigt. 



In den Kolben wird ein passender Nährboden b gebracht und in 

 diesen die zu untersuchenden Bakterien durch Impfung eingeführt. Der 

 Apparat bietet die Möglichkeit, unter Umständen je nach dem Zwecke der 

 [Untersuchung die Züchtung in Luft oder in einem beliebigen anderen 

 (iase auszuführen, welches man in diesem Falle durch ^'erdrängung der 

 Hähne einführt. Um die beim Versuche auftretenden Gase zu untersuchen, 

 verbindet man den Apparat mittelst einer Dreiwegkapillare mit einer 

 Hempelschen Gasbürette mit Temperatur- und Barometerkorrektion; die 

 untere starke Erweiterung des Mebrohres der Bürette ermöglicht dann, 

 die Bürette als Aspirator zu benutzen. Etwa 10 cm'^ der im Kolben ent- 

 haltenen Gase kann man sodann mit Leichtigkeit heraussaugen. 



Hierauf werden diese Gase in der Bürette gemessen und in ganz 

 kleinen Absorptionspipetten mit den in Frage kommenden Absorptions- 

 mitteln zusammengebracht, wobei man immer durch Anwendung einer Drei- 

 wegkapillare jede Spur von Luft ausschließt. Alle Operationen geschehen 

 über Quecksilber, die Pipetten sind mit Reagens und Quecksilber gefüllt. 

 Da die Apparate sehr klein sind, die Kugeln der Pipetten brauchen höch- 

 stens 20 cm^ Rauminhalt zu haben, so kann man den Pipetten die Form 

 der einfachen Absorptionspipetten geben. 



IL Apparat von E. Godlewski. 



Im Jahre 189() stellte E. Godlewski^) einen Apparat zur Bestimmung 

 <ler gasförmigen Atmungsprodukte der Bakterien zusammen, welchen er 

 schon damals zu seinen Experimenten bezüglich der durch Bakterien her- 



*) E. Godlewski, nitryfikacyi amoniakii i zrödlach wegla podczas zywienia sie 

 fermcntöw nitryfikacyjnycli. Rozpraw Wydzialii matematyczno-przyrodniczego Akademii 

 rmicjetnosci w Krakowie. T. 30 (1896). — E. Godlcwslci und /''. I'olzoüustz, Über die 

 intramolekiilaro Atmung. ?]xtiait du Bulletin de l'Acadc5raie des sciences de Cracovie. 

 Krakau 19(Jl. 



