liiti'niuHliiirt'r Stoffwechsel: Mctlunli'n zur IJi'stiiiinuiiii,' der Kxkrote ctf ,')^'| 



sammoliulon (Jascs zu crniöjirlichcii . iiiiili /.iiuiichst der Noliiiiicninliidt des 

 Apparates ein für allciiKil l)estiinint weiden. Dies «i^eschieht durch \Vi('|j:un^^ 

 des leeren Apparates samt dem Helm und dann des mit destilliertem 

 Wasser trefüUten. Die Differenz zwischen diesen beiden (iewichten mit ent- 

 sprechender Korrektur für die Temj^eratur des Wassers gibt das innere 

 Volumen des Apparates an. Der Volumeninhalt der Zuschubröhre n und h 

 wird mit Quecksilber bestimmt, auch die Millimeterskala an der Ivöhre c 

 wird mit Quecksilber kalibriert. 



Der Gang des \ersuches ist folgender: Man giebt in den Kolben .1 

 100 — 150CWI3 Nährmedium, stülpt den Helm, dessen Röhren mit Watte- 

 pfropfen geschlossen sind, darüiier und sterilisiert das Ganze im Auto- 

 klaven. Nach dem fh'kalten (im Autoklaven selbst) öffnet man den Kolben 

 und impft schnell das Nährmedium mit einer Platinöse. Hierauf schliebt 

 man den Kolben wieder mit dem Helm und setzt nach Entfernung der 

 Wattepfropfen von den Ilöhren a und h dieselben mit den Ansatzröhren 

 d und c in Verbindung. Die Röhre d ist vorher etwas ausgezogen worden, 

 damit sie bei endgültiger Schließung des Apparates leichter abzuschmelzen 

 wäre, die beiden Ansatzröhren werden an der Flamme steriUsiert. Nach 

 Anbringung der Ansatzröhren werden alle drei Schliffe mit Quecksilber 

 gedichtet und das Ende der Röhre c (nach Entfernung des sie schließen- 

 den Wattepfropfens) in eine kleine Glasschale g mit Quecksilber getaucht. 

 Nun schreitet man zur p]vakuation des Apparates. Zu diesem Zwecke wird 

 die Röhre d mittelst einer Mischung von Lack und Terpentin mit der 

 Bleiröhre o, welche zu einer guten Sprengehoh^w (^uecksilberluftpumpe 

 führt, luftdicht verbunden. 



Jetzt setzt man die Pumpe in Bewegung und läßt sie so lange Avirken, 

 bis die Höhe des Quecksilbers in der Röhre c und im Manometer der 

 l\impe nur noch um die der derzeitigen Temperatur entsprechende Ten- 

 sion des Wasserdampfes vom Barometerstande differiert. Da während des 

 Pumpens Luftblasen eine Zeitlang beständig aus dem Nährmedium ent- 

 weichen, so dauert die Evakuierung des Apparates ziemUch lange, gewöhn- 

 lich etwa 2 Stunden. Nach beendigter Evakuation schmilzt man die Röhre 

 d an der ausgezogenen Stelle ab , w-odurch der endgültige Abschluß des 

 Kolbeninhaltes nach außen bewerkstelligt wird. 



Sodann macht es schon keine große Mühe, den Gang der Kohlen- 

 säurebildung bei der intramolekularen Atmung der im luftleeren Raum des 

 Apparates befindlichen entwickelten Bakterien quantitativ zu beobachten. 

 Es ist klar, daß die aus dem Nährmedium mit entwickelten Bakterien 

 entweichende Kohlensäure zunächst in das umgebende Wasser und dann 

 aus demselben in den luftleeren Raum diffundieren muß, was natüilich 

 das Sinken des Quecksilbers in der Steigröhre c zur Folge hat. Man i)raucht 

 also nur die Höhe der Quecksilbersäule in der Röhre c, den Barometer- 

 stand und die Zimmertemperatur von Zeit zu Zeit abzulesen, um danach 

 das jederzeitige Volumen des (iases im Apparat zu berechnen. (Jewöhnlich 

 nimmt man die Ablesungen täglich vor. 



