522 Julius Stoklasa. 



Wenn das Gasvolumen im Apparate sich nur wenig vergrößert oder 

 wenn man den Versuch aus irgend einem anderen Grunde abschließen will, 

 schreitet man zur Analyse des im Apparate angesammelten Gases. 



Um eine Probe dieses Gases für die Analyse zu entnehmen, setzt 

 man das zugeschmolzene Ende der Röhre d mit der Bleiröhre der oben 

 erwähnten Luftpumpe in Verbindung, läßt die Pumpe spielen, und wenn 

 das Quecksilber im Manometer der Pumpe auf die Höhe des Barometer- 

 standes gestiegen ist, und das charakteristische Geräusch des fallenden 

 Quecksilbers das Vakuum in der Pumpe anzeigt, setzt man ein mit Queck- 

 silber gefülltes Eudiometer auf den Auslauf der Pumpe auf, bricht mit 

 einer Zange die abgeschmolzene Spitze der Röhre d ab, und läßt durch 

 weiteres Pumpen eine gewisses Quantum Gas aus dem Apparate in das 

 Eudiometer steigen. Der Sicherheit halber hat man immer wenigstens zwei 

 Gasproben aus dem Apparate entnommen und analysiert. 



Die in gasförmigem Zustande im Apparat angesammelte Kohlensäure 

 stellt aber noch nicht die ganze Menge der von den Bakterien gebildeten 

 Kohlensäure dar. Ein Teil der Kohlensäure bleibt ja im Nährmedium 

 gelöst und muß mittelst einer speziellen Methode bestimmt werden. Nach 

 Beendigung des Versuches wird der Inhalt des Versuchskolbens vorsichtig 

 in einem V2 ^Kolben abgegossen, der Kolben mit kaltem Wasser gut ausge- 

 waschen, damit nichts vom Nährmedium zurückbleibt und sodann in öOO cm^ 

 der Lösung die Kohlensäure, die ^Milchsäure, der Alkohol etc. bestimmt. 



Die hier geschilderten Apparate wurden nach Godleivskis Angaben von der 

 Firma Müller früher Geisler in Bonn in verschiedenen Größen hergestellt. 



Dieser Apparat läßt sich auch zur Bestimmung der Exkrete bei der 

 aeroben Atmung benutzen, denn er bietet die Möglichkeit, sowohl die 

 Menge des absorbierten Sauerstoffes als auch die der ausgeschiedenen 

 Kohlensäure gleichzeitig zu bestimmen, und zwar dadurch, daß in den 

 Apparat ein kleines Gefäß mit einem gewissen Quantum von Kalium- 

 hydroxydlösung gestellt Avird, in welchem alsdann die absorbierte Kohlen- 

 säure bestimmt wird. Nachdem wir nun annehmen können, daß die Kohlen- 

 säure durch Kahumhydroxydlösung absorbiert wird, läßt sich die Sauerstoff- 

 abnahme aus der Verringerung des Gesamtvolumens der Gase im Apparat 

 berechnen. Diese Verringerung kann man leicht an dem Steigen des 

 Quecksilbers in einem seitlich am Apparat angebrachten Manometerröhr- 

 chen ablesen. Der absorbierte Sauerstoff wird durch neuen, welcher nach 

 Bedarf durch dasselbe Röhrchen direkt aus der Sauerstoffbombe in den 

 Apparat eingeleitet wird, ersetzt. 



Modifikation des G^ocZ/c^^Js/vi scheu Apparates von Krzemieniewski. 



S. Krzemieniewski ^ ) änderte die Godleuskischen Apparate etwas ab. 

 weil dieselben nach seiner Ansicht den Fehler besitzen, daß sie die An- 



M S. Krzrmicmewski, Untersuchungen über AzotoTiactcr chroococcum Beij. Ex- 

 trait du Bulletin de l'Academie des sciences de Cracovie. Classe des sciences raathe- 

 matiiiues et uaturelles. Novembre 1908. 



