Iiitoniicdiärcr Stoffwprhsol : Motliodon z. Bpstiinninii? d. Atinimg il. I*flaii/.cn, 4?^'.l 



taiiclit. Der iiiiliere Schenkel dieser Köliic ist kalibriert und mit ciiici 

 Millinu'tcrskala v<'rs('lien. An dem Häkchen an (h'r Köhre h hiinüt ein kleine^ 

 (lefiili// mit al).i;('\V()gener Men^e konzentriertef l\alilani;e. 



Fih- das (}elinj>:en des Versuches ist ein völlij»- sicherer, luftdichtei 

 Verschlnli des Ajjparates erforderlich; nm diesen zu erreichen, vei-fiihrt man 

 fol^enderweise: Man verwendet einen gnten. aber nnr etwa !:> — lö mm 

 hohen Kork, welchen man bis zu dem Striche « in den Hals des Kolbens 

 hineinprelU. so dal» der Hals des Kolbens noch etwa \()nim hoch über die 

 Oberfliiche des Korkes hinausraget. In diesen Kaum des Halses ^ießt man 

 auf den Kork eine ti — 8 mm hohe Schicht Quecksilber, darauf noch etwas 

 Wasser und nun braucht man nicht mehr zu 

 fürchten . dal» die äultere Luft in den Apparat 

 bei nejiativem Drucke hineindringen könnte. Um 

 das richtige Volumen der Luft, in welcher die 

 Samen eingesperrt sind, zu erhalten, muß man 

 zu dem Volumen des Kolbens A den Inhalt der 

 Köhre h bis zum Striche a und der Röhre e bis 

 zum Quecksilberniveau i) addieren, dagegen das 

 Volumen sämtlicher (iegenstände, welche in dem 

 Apparate enthalten sind, von demselben abziehen. 

 Das so korrigierte Luftvolumen wird dann nach 

 der bekannten Formel 

 lgv = Igv' + lg(b -b'— b") lg(l + ü-00H66t) 



auf 1 tu Druck 0° Temperatur und Trockensub- 

 stanz reduziert. 



Bevor man nach der Zusammenstellung 

 des Apparates zur Volumenablesung tritt, muli 

 man etwa '/j Stunde abwarten, damit sich die 

 Temperatur des Apparates mit der der um- 

 gebenden Luft ausgleichen konnte. 



Sobald die Samen den Sauerstoff einzu- 

 atmen und die Kohlensäure auszuatmen beginnen, 

 wird die letztere durch die Kalilauge absorbiert. 



Das Volumen der Luft im Apparat wird infolgedessen vermindert und das 

 Quecksilber fängt an, in der Ilöhre e zu steigen. Von Zeit zu Zeit kann 

 man die Höhe des Quecksilberniveaus in der Röhret' ablesen 2) und da- 

 nach die Volumveimindernng der Luft in dem Apparate berechnen. Diese 

 Volumenverminderung gibt uns direkt das \'oIumen des eingeatmeten 

 Sauerstoffes. 



Fig. 131. 



*) Eine genaue Ablesung des Quecksilberniveaus in der Röhre e ist nur dann 

 möglich, wenn dieselbe höher als das Quecksilberniveau im Gefäße n liegt. Das ist nun 

 leicht dadurch zu erroichon, daß man den Kolben A, bevor man die Röhre e in Queck- 

 silber taucht, etwas mit der Hand erwärmt. 



*) Selbstverständlich wird gleichzeitig die Temperatur und der Barometerstand 

 abgelesen. 



