Intermetliärer Stoffwechsel : Metlioden z. Bestimmiiiifr d. Atniiiiifj d. Pflanze». 4h7 



tritt li.iiitii: Vcrstopfuni;- der Köliren ein infoliic Ausscheidung^ des kristal- 

 liiiisclicii Kalihydrats. Das Chk)iT:ih'iiiiiirohr hoschickt man mit fostom 

 Kaliumhydroxyil. luid zwar in der Weise, dal) man die hintere Hiili'te der 

 knirelförmiüren Erweiterung des Rohres mit gepulvertem, den vorderen Teil 

 der Erwcitorung und das I»ohr seihst mit grob zorkleincrtom Kalium- 

 hydroxyd füllt. Die beiden Enden des Hohres verscldiedt man mit etwas 

 Watte. 



Hei dem ili'inigen des Rohres ist das etwa zusammengeschmolzene 

 Kaliumhydroxyd dureh Auswaschen, nicht aber durch Reiben mit einem 

 Glasstabe u. dgl. zu entfernen: im letzteren Falle kann das Rohr leicht 

 einen Rili bekommen. 



Die auf die l)eschriebene Weise gefüllten Kaliapparate ermöglichen 

 eine vollkommene Kohlensäureabsorption auch in dem Falle, wenn man 

 einen lebhaften Strom von reiner Kohlensäure hindurchleitet. Das den 

 Kaliapparat passierende Gas muß vollkommen trocken sein; um dies zu 

 erreichen, schaltet man vor dem Kaliapparat eine mit konzentrierter 

 Schwefelsäure gefüllte "Waschflasche ein. Diese einfache Vorsichtsmaßregel 

 ist vollkommen genügend, indes ist ein vollkommenes Trocknen des 

 Gases bei lebhafter Durchleitung nicht zu erzielen, wenn man anstatt 

 Schwefelsäure Chlorcalcium benutzt; in kurzdauernden Versuchen kommt 

 allerdings der dadurch entstehende Fehler kaum in Betracht. Ist eine sehr 

 große Geschwindigkeit des Gasstromes geboten, so läßt man das Gas zu- 

 nächst einen Chlorcalciumzylinder, dann eine H, SO^-Waschflasche passieren; 

 der Chlorcalciumzyhnder muß aber vor der erstmaligen Benutzung mindestens 

 2 Stunden in einem Strome von reiner Kohlensäure belassen werden, 

 um die etwa vorhandenen basischen Chloride zu neutraüsieren. Zuletzt 

 verdrängt man Kohlensäure durch Luft; dann ist der Zylinder zum Ge- 

 brauche fertig. Hinter dem Kaliapparate schaltet man ebenfalls eine mit 

 konzentrierter Schwefelsäure beschickte Waschflasche; dann folgt der mit 

 der W'asserstrahlpumpe verbundene Quecksilberregulator des Gasstromes 

 (Fig. 123). Sämtliche Bestandteile des Apparates verbindet man durch 

 Crummischläuche; vor und nach dem Kaliapparate bringt man je einen 

 Schraubenquetschhahn an. Den Gasstrom reguliert man mit Hilfe des 

 hintei- dem Kaliapparate befindlichen Quetschhahns; bei dem Wechsel der 

 Kahapparate schließt man beide Quetschhähne, schaltet den KaUapparat 

 aus und ersetzt ihn durch einen anderen, der mit frischer KaUlauge be- 

 schickt und gewogen ist. Nun öffnet man den vor dem Kaliapparate an- 

 gebrachten (^uetschhahn und stellt mit Hilfe des anderen Quetschhahnes 

 die erwünschte Gasstrom geschwindigkeit her. Bei dem W'echsel der Kali- 

 apparate ist es nicht nötig, die Pumpe außer Tätigkeit zu setzen, denn, 

 während beide Quetschhähne geschlossen bleiben, erfolgt das Luftsaugen 

 durch das mittlere Rohr des Regulators. P.eim Einschalten des ersten 

 Kaliapparates verfährt man in ganz analoger Weise, denn zunächst leitet 

 man einen Gasstrom ohne Kohlensäureabsorption, wobei man die (iummi- 

 schläuche der beiden H^SO^-Flaschen durch ein Glasrohr verbindet. In betreff 



