432 W. Palladin und S. Kosty tschew. 



Hat man sechs Pettenkofersche Röhren, so ist eine gleichzeitige Arbeit 

 mit drei Rezipienten möglich. Die in die Rezipienten einströmende Luft 

 passiert zunächst einen mit Natronkalk beschickten Chlorcalciumzylinder, 

 wo sie von Kohlensäure befreit wird. Die aus dem Rezipienten entweichende 

 Luft leitet man zunächst im Verlauf von V2 Stunde durch ein mit 

 reinem Wasser gefülltes Fettenkofcrsi^hes Rohr, um Kohlensäure aus dem 

 Rezipienten zu entfernen. Die Luftbläschen müssen das mit Wasser gefüllte 

 Pef4enkofersdie Rohr mit derselben Geschwindigkeit passieren, die alsdann 

 bei der Luftdurchlcitung unter CO 2- Absorption eintreten Avird; bei schnell 

 nacheinander folgenden Luftbläschen muß eine Gasstromgeschwindigkeit 

 von etwa 8 l pro Stunde vorausgesetzt werden. Der Apparat wird in folgen- 

 der W^eise in Betrieb gesetzt: Zunächst feitet man einen Wasserstrom durch 

 die Wasserstrahlluftpumpe; das Luftsaugen erfolgt dabei durch das mittlere 

 Rohr des Regulators. Nun öffnet man den Quetschhahn am hinteren Ende 

 des Pettenkofer&cheB Rohres und schraubt dann den am vorderen Ende 

 befindlichen Quetschhahn allmählich ab; mit Hilfe dieses Quetschhahns 

 stellt man die erwünschte Gasstromgeschwindigkeit her. Nach einiger Zeit 

 wird der Luftstrom eingestellt und das andere, neben dem ersten liegende 

 Rohr in Betrieb gesetzt. Zu diesem Zwecke sperrt man erst den hinteren, 

 dann den vorderen Quetschhahn des ersten Rohres und zieht den das 

 Rohr mit dem Rezipienten verbindenden Gummischlauch vor der Ab- 

 leitungsröhre des Rezipienten aus; letztere wird dann in den Guramischlauch 

 des zweiten Pettenh-oferschen Rohres eingeführt und das Rohr auf die oben 

 beschriebene Weise in Betrieb gesetzt. Das ausgeschaltete Pettenkofersche 

 Rohr ersetzt man durch ein anderes mit Barytwasser frisch gefülltes 

 Rohr usw. Auf diese Weise kann unter beständigem Röhrenwechsel eine 

 behebig lange Zeit gearbeitet werden. Fig. 122 stellt den gesamten in Tätig- 

 keit begriffenen Pettenkoferschen Apparat dar. Die ausgeschalteten Petten- 

 koferschm Röhren entleert man nach Umschütteln ohne Luftzutritt in die 

 150 cw« fassenden Flaschen mit eingeschhffenen und mit Vaseline be- 

 schmierten Stöpseln. Die Flaschen werden bis .zum nächsten Tage in 

 aller Ruhe belassen, damit sich der Niederschlag vollkommen absetzt. 

 Die Titration führt man mittelst Oxalsäure aus und benutzt als Indikator 

 Phenolphtalein in alkoholischer Lösung. Dem Vorschlag Pettenkofers gemäß 

 nimmt man 2-8636 y reine umkristallisierte Oxalsäure auf 1 1 Wasser. Ein 

 Kubikzentimeter dieser Lösung entspricht einem Milligramm Kohlensäure. 

 Für die Titration mißt man 25 em'^ vollkommen blank gewordener Baryt- 

 wasserlösung mit einer Pipette ab. Nachdem man die Menge des mit Oxal- 

 säm'e verbundenen Baryts in Kubikzentimetern ermittelt hat, multipliziert 

 man die erhaltene Zahl mit 4; diese Date drückt die Menge der während 

 der Versuchszeit gebildeten CO^ aus. Müssen mehrere Titrationen ausge- 

 führt werden, so bedient man sich mit Vorteil der von N. Maximow er- 

 sonnenen, automatisch zu füllenden Pipette (Fig. 12-4:). Man fiült eine drei- 

 halsige 2 — o l fassende und unten mit einem Seitenrohr versetzte Flasche 

 mit verdünnter Natronlauge. Eine der oberen Öffnungen verbindet man 



