IntermeiUärer Stoffwechsel : Methoden z. Bestiramiiiitr d. Atniiingd. I'fhiiizeii. 4H1 



^=^ 



fr=^ 



rohron und riii AMoitiinijsrohr: das Al)loitun^'srohr verbindet man durch 

 cinon ( iuuiniisclilauch mit oint'r ijowülinlichcn Wassorstrahllnt'tpumiie. 



Da die Wasserstralilluftpumpe eine weit gröliere Luftmeii'^re erfordert, 

 als sie durch die PtZ/t'^A-q/irschen Kidiron, den Versuchszwecken «^emäli. 

 jjeliefert werdt'u kann, so schaltet mau behufs \'ernieidung der Luftver- 

 dünnung im Apparate einen von Falladin ersonnenen Keirulator. Man 

 gielit in eine dreihalsif;e Wulffflasche eine ca. "2 cm hohe Quecksilberschicht, 

 darauf eine ebenso hohe Wasserschicht ein. In die eine der beiden äuliei-en 

 Öffnungen der Flasche führt man mittelst eines durchl)ohrten Kautschuk- 

 stöpsels das aus den Pettenkoferschen Röhren leitende Glasrohr ein und 

 versenkt es in Wasser auf 1 cw (Fig. l'2n). In die andere äußere Öffnung 

 der Flasche steckt man das Ableitungsrohr, in die mittlere Öffnung aber 

 ein gerades Glasrohr, dessen unteres Ende auf 1 cm in Quecksilber ver- 

 senkt ist. Bei Anwendung der soeben beschriebenen Einrichtung kann 

 die Luftverdünnung im Apparate höchstens 1 cm Queck- 

 silberdruck betragen, denn wird die Gasdurchleitung 

 verlangsamt, oder eventuell vollständig eingestellt, so 

 ist die der Luftpumpe fehlende Luft durch das mittlere 

 Hohr des Regulators geliefert. 



Ein jedes Pcttcnkof er sehe Rohr beschickt man 

 mit 100 cni^ Barytwasser. Das Füllen der Röhren ge- 

 schieht auf folgende Weise. Zunächst führt man in 

 den kurzen Schenkel des Pettenkoferschen Rohres 

 das Gaszuleitungsrohr ein, das man mit einem durch 

 Schraubenciuetschhahn fest geschlossenen Gummi- 

 schlauch versetzt. Nun gießt man aus der mit einem 

 geräumigen Gefäß verbundenen Bürette eine abge- 

 messene Menge Barytwasser in das offene Ende des 

 Pettenko/crschen Rohres ein, wobei mau das Rohr in 

 geneigter Lage hält. Dann wird das Rohr auf das 

 Holzgestell übertragen und möglichst schnell mit einem durchbohrten Kaut- 

 schukstöpsel verschlossen. Durch die Bohrung des Stöpsels hat man bereits 

 früher das Ableitungsrohr eingeführt, das mit einem durch Schrauben- 

 quetschhahn geschlossenen Gummischlauch versetzt ist. 



Das P>arytwasser bereitet man auf einmal in großen, 10 — 15 l fassenden 

 Glasgefäßen. Die zweckmäßigste Konzentration des Barytwassers ist: lg 

 kristallisiertes Baryumhydroxyd auf je 1 / destilliertes Wasser. Werden 

 aber große Kohlensäuremengen produziert, so nimmt man 14, oder eventuell 

 auch 21 <7 Baryumhydroxyd auf 1 / Wasser. Auf je 1 l Barytwasser setzt 

 man 1 7 Baryumchlorid hinzu. 1) 



Nach vollendetem Füllen der Röhren mit Barytwasser werden die zu 

 untersuchenden Pflanzen oder Pflanzenteile in die Rezipienten hineingetan 



Fig. 123. 



•) H. Clausen, Beiträge zur Kenntnis der Atmung der (icwäciise und des pflanz- 

 lichen Stoffwechsels. Landw. Jhli. Bd. 19. S. 898 (1800). 



31* 



