534 Julius Stoklasa. 



in einer Schichte von einigen Millimetern Höhe vor. Der Kolben kann einen 

 Durchmesser im Boden haben von 40—60 cm. Es ist natürlich unumgäng- 

 Hch notwendig, dali man den Versuch bezüglich aerober Atmung der Bak- 

 terien in zwei oder drei verschiedenen Arrangements der Apparate vor- 

 nimmt, um über größei-e Mengen der Nähiilüssigkeit mit Kulturen zu ver- 

 fügen. Die Bestimmung der Gesamtmenge des ausgeatmeten Kohlendioxyds, 

 Methans. Wasserstoffs etc. erfolgt auch hier nach den bei der anaeroben 

 Atmung geschilderten Methoden. Der Schwefelwasserstoff und das Ammo- 

 niak wird nach speziellen Methoden festgestellt. 



V. Modifizierter Pettenkoferscher Apparat nach R. Kolkwitz. 



Kolkicitz^) bediente sich der bekannten Pe^^m/co/erschen Methode, 

 wonach zu den Versuchsobjekten kohlensäurefreie Luft zugeführt wird, 

 welche nach dem Passieren des Versuchsgefäßes die dort aufgenommene 

 Kohlensäure in genügend langen Absorptionsröhren an Barytlauge abgibt. 

 Diese Mengen der Kohlensäure können bis auf Vso **^5' genau gemessen 

 werden. Die teilweise zu Karbonat neutralisierte Barytlauge wird durch 

 Oxalsäure titriert, wobei Phenolphtalein als Indikator dient. 



Früher hat man den Luftstrom durch den Apparat gesogen. Kolk- 

 witz aber fand, daß es weit größere Vorteile bietet, ihn durchzudrücken. 

 Denn selbst bei ^'erwendung einer großen Saugflasche, die nach dem Ma- 

 riottesohm. Prinzip konstruiert ist, deren Luftverdünnung Kolkwitz außer- 

 dem dmxh einen elektrischen Regulator am Manometer konstant hielt, ließ 

 der Luftstrom mit der Zeit an Geschwindigkeit nach. 



Kolkwitz' Apparatarrangement war wie folgt: Die austretende Luft 

 durchstreicht zwei U-förmig gebogene, mit Bimssteinstückchen gefüllte 

 Glasröhren. Um die Kohlensäure der Luft zu absorbieren, sind diese Bims- 

 steinstückchen mit konzentrierter Kalilauge, d. h. 56%iger. entsprechend 

 dem Molekulargewicht getränkt. Der Abschluß der U-Röhren geschieht am 

 besten dm'ch Gummistopfen, welche durch Glyzerinverschlüsse gesichert 

 sind. Den U-Röhren folgt eine kleine, gleichfalls durch Glyzerin verschlossene 

 Pettenkoferröhre. welche mit klarer Barytlösung gefüllt ist, um eine Kon- 

 trolle zu haben, daß die mit Alkali getränkten Bimssteinstückchen noch 

 absorbieren, und um die Luft noch mehr mit Feuchtigkeit zu beladen. Das 

 Glasrohr, welches das zweite U-Rohr mit dem Barytgefäß verbindet, ist im 

 Bogen hoch nach oben gekrümmt, damit nicht bei Gelegenheit ein Teil der 

 Barytlauge in das mit Bimsstein gefüllte Rohr steigt. Die mit Wasserdampf 

 gesättigte Luft, w^elche jetzt nur noch aus Sauerstoff und Stickstoff be- 

 steht, durchstreicht nun ein langes Rohr, in welchem sie auf die im Kul- 

 turgefäß herrschende Temperatur vorgewärmt \rird. Das Ausführungsrohr, 

 welches die von den Bakterien kommende, mit Kohlensäure beladene Luft 

 zu den Meßröhren führt, steigt am besten erst ca. ^'ztn empor, denn w^enn 



*) E. Kolkuitz, Über den Einfluß des Lichtes auf die Atmung der niederen Pilze. 

 Pringsheims Jahrb. Bd. 33 (1899). 



