lutermediärer Stoffwecliscl: Metluxleii zur ncstiniiimii},' der Kxkictc ctp. öS") 



man Ihm höluMcn Tomporaturon arbeitet, kondensiert sicli heim Ahkülilfii 

 ein Teil des Wasserdanipfcs, der ziiriickflieüen nmli. Ks ist sehr vorteil- 

 haft, das Zui•■an^^srohr durch Anschmelzen zu vcrzwei^nMi, und zwar in drei 

 Arme, von denen zwei in die abwechselnd in Henutzunji- kommenden 

 retlrnkofcrröhren tiilircn. während der dritte als eine öfters nützliclie Aus- 

 tiihrun^'süifnunj,^ für jiewijhrilich ^abschlössen l)leil)t. Während die liarvtlauge 

 der einen Köhre die ausgeatmete Kohlensäure absorbiert, wiid die andere 

 ücreiniLTt und frisch irefiillt. damit bei häufii>em Wecliscln der Üöhren (z. V». 

 alle K) Minuten) der \ersuch keine Unterbrechung und der Luftdruck im 

 Innern keine Veränderunj»- erfährt. (Jben an der Kugel des Rohres, die 

 auch durch eine schenkeiförmige Biegung desselben ersetzt werden kann, 

 befindet sich ein gläsernes Ansatzstück zum Einfüllen der Barvtlauge. Da- 

 mit während des Einmessens die dabei verdrängte Luft austreten kann, 

 wird das Einfüllrohr zweckmäßig mindestens viermal weiter im Durch- 

 messer gewählt als die Ausflußspitze der Pipette, welche zum Einfüllen der 

 Lauge dient. Der Verschluß der Ansatzröhren geschieht sehr einfach durch 

 kleine Gummistopfen. Am anderen Ende der Pettenkof erröhren , nach unten 

 gerichtet, finden sich die 2-8 >iim im Lichten messenden Piöhren, welche 

 zum Abfüllen der Lauge dienen. Ihr Verschluß ist leicht durch ein Stück- 

 chen (iummischlauch zu erreichen, in welchen man ein kurzes, sohdes 

 Glasstäbchen einschiebt. Hat die Pettenkoferröhre eine Länge von ca. 1 ni 

 und einen lichten Durchmesser von V2 cm bei einer möglichst starken 

 Wanddicke, so kann man sicher sein, daß selbst bei intensiver Atmung 

 bereits auf halbem Wege die Kohlensäure absorbiert ist. selbst wenn die 

 Luftbläschen von wechselnder Größe sind, ein I anstand, der auf das bessere 

 Durchrühren der Luft im Kulturgefäß nur günstig wirken kann. Im übrigen 

 ist es ein Leichtes, durch eine geeignete Verschnürung an der Stelle, wo 

 die Luft den Apparat verläßt, einen ganz regelmäßigen (Jang der Luft- 

 bläschen zu erreichen. Wenn nämlich die Luft verhindert wird, ruckweise 

 auszuströmen, sorgt die Kapillaritätskonstante schon dafür, daß die Luft- 

 blasen im richtigen Maß und Tempo abgeschnürt werden. Zur größeren 

 Sicherlieit kann man, wie es Kolkuitz öfters getan hat, hinter die langen 

 Röhren noch ein Kontrollgefäß einschalten. 



Ehe die Luft in die Atmosphäre des Zimmers ausströmt, wird sie 

 zur Kontrolle gemessen, einmal deshalb, weil dadurch eventuelle Lndichtig- 

 keiteii und überhaupt Störungen leicht erkannt werden können, und dann, 

 weil damit auch Irrtümer in der Zeit ausgeschlossen werden. Die diesem 

 Zwecke dienende Gasuhr von S. Elster in Berlin bietet einen Widerstand 

 von 2 mm W^asser und gestattet ein bequemes Ablesen von 10 cm"^. 



Die von den Bakterien ausgehauchte Luft soll möghchst schnell und 

 vollkommen aus dem Kulturgefäß fortgeführt werden, damit keine An- 

 häufung von Kohlensäure stattfindet, die etwa Erstickungserscheinungen 

 an den Bakterien zur Folge haben könnte. 



Das Kulturgefäß muß rings von Wasser umgeben sein, weim es 

 dessen Temperatur annehmen soll. Die 300—400 an^ fassenden Kultur- 



