Biologisclic Gasanalyse. fj^i^ 



l>olininf?en (III). Alle drei Foriiieii ^(nvähieii Koinmunikation /wischen 

 höchstens zwei lUihron. Dreiwe^diiihno zur Vorl)iii<lung von zwei oder 

 drei reclitwinkeliu- oder unter 60" zueinander stellenden Röhren besitzen 

 T- oder Y-üolirnni!,-. Hei (k'r ersten i-eht die Veil)in(liin^' entweder gerad- 

 linig oder im Winkel von DU" oder gleichzeitig beide Wege (IN). Heim 

 Halm mit Y-Bohrung in einer Ebene (V) sind drei im Winkel von 60" 

 abgehende Rohre verbunden. Diese HohiMmg kann dann weiter mit einer 

 Schwanzliahnbohrung in \'erbindung gebracht werden. iSehr kompliziert wird 

 die Herstellung, wenn mau mehr als vier Wege zeitweilig in Verbindung 

 bringen will. So hat man , um ein Rohr mit vier aiuleren zu ihm recht- 

 winkelig stehenden zu verbinden, einen Doppelhahn mit zwei ineinander 

 sich drehenden Hahnstopfen konstruiert. 



Zur Dichtung der Hähne schmiert man den Stopfen mit einem (xe- 

 mische von Paraffin, Wachs und Vaseline o. Ä. Man schmilzt gelbes W^achs 

 mit Vaseline über kleiner Flamme zusammen, setzt dann eine Spur Kolopho- 

 nium und Paraffin in steigenden Mengen hinzu, und zwar prüft man die 

 Konsistenz vor weiterem Zusatz so, daü man einen Tropfen des Ge- 

 misches auf kalter Glasplatte erkalten läßt und nach 30 Sekunden etwa 

 versucht, ob die Fingerbeere beim Eindrücken in den harten Tropfen schnell 

 eine Erweichung hervori)ringt. 



Ist das der Fall, so ist das Gemisch richtig. Man braucht über 

 und unter etwa 20" C verschiedene Mischungen. Geppert empfiehlt 2 Teile 

 weitles \\'achs, ;> Teile Vaseline und 1 Teil Kolophonium. Auch Adcps lanae 

 anhydricus. Pharm. Germ. IV, oder ein Gemisch aus 2 Teilen w-eißem Wachs 

 mit 1 Teil Adeps lanae wird empfohlen (siehe dieses Handbuch , Bd. I, 

 S. 15o). Ein gut gefetteter Hahn muß wasserklar durchsichtig sein, darf 

 keine Streifen zeigen. Die Bohrungen müssen fettfrei sein. Um dieses zu 

 erreichen, soll der Hahnstopfen beim Einfetten nur am äußeren und 

 inneren Teil, nicht in der Mitte, wo sich die Bohrungen befinden, gefettet 

 werden. Ein richtig gefetteter Hahnstopfen darf vor Beginn der Analyse 

 nicht wieder herausgenommen w^erden , sonst muß man das Einfetten 

 wiederholen. 



Kautschukverbindungen. 



Beim Arbeiten mit Quecksilber verw^endet man als Verbindung zwischen 

 größeren kugelförmigen oder röhrenartigen Gefäßen sog. Patentschhiuch, 

 d. h. dickwandigen schwarzen Gummischlauch, der einen Druck von meh- 

 reren Atmosphären aushält. Empfehlenswerter als der wenig dehnbare 

 Schlauch mit Einlage ist die äußere Umwicklung der Schläuche mit Leinen- 

 band oder das Umflechten mit Bindfadem. Letzteres stört die Beweglich- 

 keit am wenigsten und macht die Wand selbst gegen hohen Druck wider- 

 standsfähig. Für die Verbindung von Glasteilen an den Apparaten selbst, 

 iiei denen Glas an Glas stoßen soll, ist ein sehr gut elastischer schwarzer 

 oder roter Schlauch mit etwa doppelt so stai'ker Wand als lichter Weite 

 zu empfehlen. Zur Sicherung bindet man ihn durch gewachsten, nicht zu 



Abderhalden, Uandbucb der biochemiKcheu Arbeitsmethoden. III. 30 



