Biologische Gasanalyse. 



565 



Au 

 TaheIhMi 



ist bei 



s Tal)ello lf< der Landolf-BönistcinsdiQn physikalisch-cheinischen 

 M entiit'hino ich für mit Mrssin^^i^ewichte {rewof^eiie (iewichts- 

 hei 7()0 /»/» Luttdruck das Volumen, das lg entspricht. 2) Es 



Temperator 

 Grad 





 10 

 15 



20 

 2ö 

 30 



Wasser 



1001192 

 1 001 338 

 1001 935 

 1002835 

 1004001 

 1 0(J5410 



Qaecksilber 



007355 

 007368 

 007375 

 007382 

 007388 

 007395 



Das Volumen ist also gleich dem gefundenen Gewicht multipliziert 

 mit diesem Wert x. 



Bei kurzen und engen, an beiden Seiten offenen Röhren ist das 

 Kalibrieren ziemlich einfach, indem man an dem unteren P^nde vermittelst 

 dickwandigen Gummis, den man mit Leinenband fest umwickelt, ein hart 

 Glas an Glas schließendes kurzes Rohr mit Glashahn befestigt, das in eine 

 mögUchst enge Glasspitze ausmündet. 



Man liest den Stand des obersten Punktes des Quecksilbermeniskus 

 in der luftfrei mit reinem Quecksilber gefüllten, vorher gereinigten Röhre 

 ab. Um die parallaktische Verschiebung zu vermeiden, mit 

 anderen Worten . um eine horizontale Visierlinie zu er- 

 reichen, empfiehlt es sich, die Teilungsmarken rund um 

 die Röhre herum laufen zu lassen. Wenn das Auge den 

 Teilungsring als geraden Strich, nicht als Kreis sieht 

 (Fig. 164 bei der durch seitlichen Strich markierten Stelle), 

 so befindet es sich in gleicher Höhe mit ihm. Ist solche 

 Ringmarke nicht vorhanden, so hilft man sich durch ein 

 Stück Milchglas, auf dem ein kleines Stück Spiegelglas 

 aufgekittet ist. Man bringt das Spiegelbild des Teilstriches 

 mit dem Teilstrich selbst zum Zusammenfallen, verschiebt 

 dann, ohne die Stellung des Auges zu verändern, das Glas 

 ein wenig, bis das Milchglas hinter der Teilung steht und 

 liest ab. 



Das Quecksilber läßt man in ein gewogenes Wäge- 

 glas eintropfen und wägt von Zentimeter zu Zentimeter 

 oder in größeren Abständen, je nach der erforderlichen Genauigkeit. Durch 

 Umrechnung des Quecksilbergewichts auf Volumen nach der vorstehenden 

 Tabelle findet man den Rauminhalt zwischen den abgelesenen Teilstrichen. 



Fig. 164. 



*) Landolt-ßürnstein, l'hysikalisch-chemische Tabellen. 3. Aufl. Berlin. .T. Springer. 

 1905. S. 42. 



*) Die Zahlen bedeuten genauer definiert das auf den leeren Kaum reduzierte 

 Gewicht derjenigen 11,0- resp. Hg-Menge, die in Messinggev.ichtcu gewogen einem Gramm 

 gleichkommt, dividiert durch die Dichte bei der betreffenden Temperatur. 



