566 



Franz Müller. 



Soll ein Gas in dem zu kalibrierenden Rohr über Wasser abge- 

 schlossen und analysiert werden, so ist es prinzipiell fehlerhaft, mit Queck- 

 silber zu kalibrieren. Man kalibriert dann mit Wasser in genau der gleichen 

 Weise wie soeben beschrieben, nur hat man besonders genau das Ablaufen 

 des Wassers von der Wand abzuwarten. Die Umrechnung auf den Kaum- 

 inhalt findet man ebenfalls in vorstehender Tabelle. 



Schwerer ist die Aichung von langen, oben geschlossenen Eudiometer- 

 röhren: Die Röhre wird auf dem Quecksilbertisch senkrecht aufgestellt und 



eine gemessene Menge Queck- 

 silber eingefüllt. Zur Abmes- 

 sung empfiehlt es sich, ein 

 ein für alleraal kalibriertes 

 Gefäß zu benutzen (Fig. 165 

 nach Geppert). Dieses besteht 

 aus einer etwa 200 cm^ 

 fassenden Kugel A , welche 

 in eine 4 mm weite Röhre 

 ausmündet. In dieser befindet 

 sich ein Schwanzhahn S, 

 dessen Schwanzbohrung zu- 

 nächst mit der Außenluft in 

 Verbindung steht , während 

 die Längsbohrung zu einem 

 Rohr führt, an dem sich das 

 eigentliche Kalibriergefäß K 

 befindet. Dieses besteht aus 

 einer Kugel die in eine feine. 

 1 mm weite Kapillare aus- 

 mündet. Die Kugel A wird 

 ■ durch die Schwanzbohrung 

 von S mit der Wasserstrahl- 

 pumpe leer gepumpt, die 

 Kapillare in (Quecksilber ge- 

 taucht und sie sowie K durch 

 Hahndrehung bei S mit A 

 verbunden. Man läßt das 

 Quecksilber langsam steigen, 

 so daß keine Luftblasen an den 

 Wandungen und in der Hahn- 

 bohrung sitzen bleiben, bis das Quecksilber das Rohr über S erfüllt. Dann 

 wird die obere Kugel A weiter direkt mit Quecksilber gefüllt. Man dreht nun 

 S so. daß die Luft durch die Schwanzbohrung mit Jf kommuniziert und der be- 

 kannte Inhalt von K sich in das Eudiometer entleert. Bei ganz genauen Ab- 

 lesungen muß nach jeder xVblesung die Temperatur bestimmt werden. Man 

 liest dann vermittelst Kathetometers (Fig. 166) aus 2—?>m Entfernung den 



Fig. 165. 



Fig. 16 



