Biologische Gasanalyse. 



;-)(•. 7 



Stand tli's (^Hiccksilhenneniskus auf der Tciluii«!: des llohres ab, und so fort. 

 DatH'i hat man jeweils darauf zu aclitcii . dal) kein (^)uecksill)ertroi)ten an 

 der \Vau«l des Kolires haftet, indem man vor der Ablesung- das Eudio- 

 nieter auf den Tisch aufklopft, oder indem man zur Yerdränirunp; von Luft- 

 blasen /wischen (rlaswaiid nn<l <^)uecksilber das I!ohr mit d<'m rechten 

 l)aumen verschlieft und unter Drehen mit der linken Hand in horizon- 

 tale und dann wieder in vertikale Laije brinirt. Trotzdem wechselt die Höhe 

 des trockenen, unbenetzten Quecksilbermeniskus im bleichen Rohr nicht 

 unwesentlich, sobald das Rohr vor der ßenutzuni>- und nach der Keini- 

 t^ung einige Zeit unberührt gehangen hat. Die Höhe des mit einer Flüssig- 

 keitsschicht überschichteten (^uecksilbermeniskus ist dagegen konstant. 

 (ieppcrt empfiehlt deshall) unter einer Ätherschicht oder auch unter Wasser 

 zu kalibrieren. Ist viel Quecksilber durch den Kalibrierapparat (Fig. 165) 

 gegangen, so legt sich feiner Staub an dessen Wand an, den man vermit- 

 telst einer in Äther getauchten Federfahne entfernt. Festhaftende Queck- 

 .silbertropfen werden durch ein 

 an der Schwanzhahnbohrung be- 

 festigtes Doppelgebläse entfernt. 

 Bei Berechnung des Inhalts 

 ist für Analysen in hängendem, 

 unten offenem Eudiometer zu 

 berücksichtigen , daß im hän- 

 genden Eudiometer (Öffnung 

 nach unten, Fig. 167, Stellung 

 A und B) die Kuppen der Queck- 

 silbermenisken sich zwar an den- 

 selben Stellen (Fig. 167 bei 7) 

 wie bei derKalibrierung in stehen- 

 der Stellung (Öffnung nach 

 oben, Fig. 167 , Stellung C) 



befinden und demgemäli in beiden Lagen gleiche Ablesungsziffern liefern, 

 daß aber die von ihnen begrenzten Räume (in Fig. 167 schraffiert) ver- 

 schieden groß sind. Die Fig. 167 erläutert diese Verhältnisse. Man muß 

 daher in der Kalibriertabelle, die die Kaliber für bestimmte Skalenteile 

 i>ei hängender, unten offener Stellung (A) enthält, den durch die Linie V 

 (siehe C) und den Hg-Meniskus begrenzten Raum doppelt hinzuaddieren. 

 Geppert niMrnt diesen doppelten Raum den faktischen Korrektionswert des 

 betreffenden Meniskus. Er beträgt bei Röhren von 



18 mm Durchmesser . 

 14 „ 

 12 V 

 10 .. 



-|- ri nun 

 -|- 1"Ü7 mm 

 + 1-01 „ 



-hO-87 „ 



Geppert hat außerdem für Röhren von 100— 180 Wim Durchmesser 

 die Korrektionswerte bei Benetzung des Quecksilbers mit Wasser, Laugen usw. 



