Biologische Gasanalyse. 



569 



dichter Verbindunir mit der Gasuhr befindet. So ermittelt man den Fehler 

 liei verschii'ihMUT rm(Iri'hiinij:s}f('s;ch\viiidi^keit. Das Bequemste ist, die 

 troekent'n tiasuhren hinter eine leuchte Gasuhr zu schalten, in diese hin- 

 einzuatmen und so die Abweichungen bei verschieden großen Luftmengen 

 festzustellen. 



Allgemeine gasanalytische Methodik. 



Probenentnahme und Transport der Gasproben. 



Soll eine (Jasprobe' aus Räumen entnommen werden, in welchen In- 

 dividuengelebt haben, oder in denen die Gasmischung aus bestimmten Gründen 

 untcrsuchuugswert erscheint, und an einem anderen entfernten Orte analy- 

 siert werden, so muß die Gasprobe tatsächlich eine Durchschnittsprobe des 

 vorhandenen Gemisches darstellen, ohne durch die 

 Ausatmungsluft des P^ntnehmenden oder sonst wie 

 während der Entnahme verändert zu sein. 



Man wählt zur Probeentnahme aus Luftkanälen 

 eine Stelle von möglichst geringem Querschnitt. Im 

 Fabriks- und im Bergwerksbetriebe benutzt mau große 

 Aspiratoren aus Zinkblech von etwa 10 l Inhalt, doch 

 kann man bei derartigen Metallbehältern niemals auf 

 tadellose Reinheit rechnen. Sauberer ist ein Aufsam- 

 meln in Glasgefäßen, jedoch sind sie naturgemäß 

 schlechter zu transportieren, wenn sie nicht aus mit 

 Glasstöpseln versehenen, etwa 70 cm^ fassenden dick- 

 wandigen Flaschen bestehen (Fig. 169): In die trockene 

 und reine Flasche fülui man an dem zu untersuchen- 

 den Ort einen langen Gasschlauch ein, durch den 

 (eventuell mittelst Pumpe oder Spritze) die innen 

 befindliche Luft heraus- und die umgebende Luft eingesaugt wird. Nach- 

 dem dies mehrfach geschehen, verschließt man und befestigt und sichert den 

 Stöpsel, wenn die Füllung im Bergwerk unter erhöhtem Druck gegenüber 

 der atmosphärischen Luft oder an Punkten mit vermindertem Druck (Berg- 

 spitzen oder Ballon) geschah, durch ein über den Stöpsel gelegtes festes 

 Gummiband, das durch ein nun um die Flasche geklebtes Etikett gehalten 

 wird. Zwecks Überfüllung zur Analyse unter Quecksilber kann man einen 

 i^ww.senschen Kunstgriff benutzen. Man öffnet den Glasstopfen unter Queck- 

 silber und setzt einen doppelt durchbohrten Stopfen fest ein. Zwei den Stopfen 

 durchsetzende Glasröhren (Fig. 170 aa, und />/>,) werden durch je ein in dem 

 Schlauch sitzendes solides Glasstück d unterbrochen. Man hatte den Schlauch 

 an a und h, sowie an a, und b, durch fest umgebundene Fäden befestigt. 

 Zur Entleerung und GberfüUung des Gases wird jetzt auf a, ein mit (Queck- 

 silber gefüllter Trichter aufgesetzt und h' mit einem kapillaren Überfüllrohr 

 verbunden und die Fäden um c gelockert, so daß die Schläuche loser an- 



Fig. 169. 



