574 Franz Müller. 



weitgehende Genauiizkeit zu erreichen", gelten, wie wir sehen werden, bei 

 den zu biologischen Zwecken empfehlenswerten Methoden nicht unbedingt, 

 wenn auch das Abmessen über Quecksilber das sicherere, allerdings unbe- 

 (luemere Verfahren bleibt. Doch gehört zur genauen iVnal}se über Wasser, 

 zumal kleiner Gasmengen und wenn ein in Wasser leicht lösliches Gas, 

 etwa Kohlensäure vorliegt, eine gewisse Übung: Die xVblesungen müssen 

 schnell gemacht werden, das Gas darf nach dem Einfüllen und vor der 

 Ablesinig nicht länger als etwa 10 Minuten im Rohr stehen , die Röhren 

 müssen an der Berührungsstelle von Wasserniveau und Gas möglichst eng 

 und aufs peinlichste gesäubert sein. An der Glaswand anhaftende Wasser- 

 tropfen bedingen sehr erhebliche Fehler. (Anderer Raumiiüialt als aus- 

 kalibriert, stärkere Gasabsorption an der Wandschicht!) Man muß ferner 

 bei Änderung des Niveaus schnellen Wechsel des Flüssigkeitsstandes ver- 

 meiden, das Wasser muß langsam an der Wand herab- oder heraufgleiten. 

 Bei Beachtung dieser Vorsichtsmaßregeln gelingt es selbst in Röhren bis zu 

 1 m)n lichter Weite, tadellos exakte Abmessungen vorzunehmen. 



Abmessen über Wasser. 



Man gestaltet für kleinere Gasmengen die Büretten so, daß die das 

 Gas abschUeßende Wasseroberfläche, wie gesagt, möglichst geringen Durch- 

 messer hat und liest den Stand des Meniskus entweder gegen ein 

 dahinter gehaltenes Stück weißen Papiers oder nach Färben des Wassers 

 durch eine Spur Rosolsäure u. ä. gegen den hell beleuchteten Hinter- 

 grund ab. Bei Abmessen von kohlensäurehaltigen (lemischen wird dem 

 Wasser eine Spur Schwefelsäure zugesetzt (d. h. eine Säure, die keine Ten- 

 sion besitzt). 



Die einfachste flemjöe^sche Bürette besteht (siehe Fig. 182) aus 2 Glas- 

 röhren von etwa 15 mm Querschnitt , die in eisernen Fußgestellen sitzen 

 und durch einen über 1 m langen, dickwandigen Gummischlauch in \'er- 

 bindung stehen. Das in 100 cm^ geteilte Meßrohr, bei dem jeder Kubik- 

 zentimeter wieder in Fünftel geteilt ist, verjüngt sich oben zu einer 

 V2 — ^1 *^*''« weiten Schlauchspitze , auf der ein kapillarer dickwandiger 

 Gummischlauch mit Quetschhahn sitzt. Man verdrängt zunächst mit saurem 

 Wasser alle am Glase oder im Schlauch haftenden Luftbläschen, senkt dann 

 das Niveaurohr und saugt die Gasprobe in die Meßröhre ein, indem man, 

 wenn nötig, aus einem hochhängenden Gefäß Wasser in den Gasometer 

 nachströmen läßt. Will man längere Berührung der Gasprobe mit dem 

 Absperrwasser vor der Ablesung vermeiden, so saugt man eine mit 2 Glas- 

 hähnen versehene, zuvor getrocknete Meßbürette (siehe Fig. 183) mit der 

 Wasserstrahlpumpe leer und füllt dann das Gas in das leere Rohr ein, ohne 

 den unteren Hahn zu öffnen. 



Zur genauen Abmessung stellt man die Verbindung mit dem Niveau- 

 rohr her, während das Wasser im Niveaurohr etwas höher als in der 

 Bürette steht, öffnet den oberen Hahn ganz kurze Zeit, schließt, ohne 



