Biolo^scho GasanaJyse. 



57;") 



(leu Stand des Niveaurolirs zu iiiideni, und liest nun boi dem hoirschen- 

 den Bai'oni«'t(M'stand und der /iiiiuicrtoniperatur ah. 



Will man die diircli Tcnipcratur- und Haroineterschwankunfj^en be- 

 dingten Variationen im (rasvolunien ausschalten resp. das Ablesen von 

 Temperatur und IJarometerstand nach jeder Ablesunt: umwlien, so liilit man 

 Niveaurohr A' aulier mit IJiirette B dureli ein T-Stück mit einei' ähnlich ge- 

 stalteten zweiten IJiirette wie B kommunizieren, die eine beliebige Menge 



Luft enthält (..Thermobarometer'") 

 (s. Fig. 184 TB). Man liest dann, indem 

 mau den Wasserspiegel im Niveau- 

 rohr A' in die gleiche Höhe des Wasser- 

 meniskus in B und TB bringt, den 

 Stand in B und TB ab. Er sei in 

 B = 80, in TB = 40 cm\ Durch Tem- 

 peraturänderung ist der Stand nach 

 10 Minuten B = 85, TB = 46. W'enn 

 Temperaturausgleich schon erfolgt wäre, 

 so müßten nach dem Booleschen Gesetz, 

 wenn 8 = 8*r) geworden, 4 cm- auf 



1- 

 2- 



4- 



e- 



7 



M-l 



1 



2 

 3- 



4- 

 5 — 

 6- 

 7- 

 8- 

 9- 



/o- 



11- 



TB 



Fi (f. 182. 



Fig. 183. 



425 ciit^ zugenommen haben. Man wartet diesen Zeitpunkt ab, d. h. bis die 

 beiden Gasvolumina während des gleichen Zeitintervalls sich gleichsinnig 

 und im Verhältnis ihrer Mengen verändern. Hat man auüer der prozen- 

 tualen Zusammensetzung auch die absoluten Mengen zu bestimmen, so muß 

 jetzt der Stand des Barometers und der Temperatur notiert werden, um 

 das Volumen auf 0° und 760 tnin reduzieren zu können, oder es muü das 

 reduzierte Volumen des im Thermobarometer befindlichen Gases bekannt 



Abderhalden, Handbuch der biocheTiiischen Arbeitsmethoden. III. 



37 



