576 



Franz Müller. 



sein. Dann ergibt dessen augenblicklicher vStand den Reduktionsfaktor (siehe 

 S. 593 ff., Tab. C). 



Beispiel: Atemluftanalyse über Wasser mit Thermobarometer. 



Es enthalten 100 cm^ Gas: 3-360/0 CO., und 17-04% Og. 



Große Gasmengen (z. B. 200 l) bestimmt man am besten durch Wä- 

 guug in der durch Fig. 185 angedeuteten Art: Der Ballon A ist von dem 

 Füllkessel F aus, der dabei hoch über A hängt, durch h mit Wasser gas- 

 frei gefüllt. Das Wasser erfüllt auch das Gasentleerungs- und Gaseinfüll- 

 rohr c. Das Wasser wird immer wieder zum gleichen Zweck benutzt, ist 

 mit der betreffenden Gasmischung gesättigt und besitzt die Zimmertempe- 

 ratur. Man wägt den Ballon mit Wasser gefüllt auf einer großen Dezimal- 

 wage , füllt dann von c aus bei Tiefstand des Füllkessels F das Gas aus 



^) In TB haben 93 cm^ um 010 zugenommen. Also hat das Gas in B infolge 

 Temperaturänderuug entsprechend zugenommen: Ql cm^ auch um O'lü. Diese gehen 

 von dem abgelesenen und auf Fehler der Rohrkalibrierung zuvor korrigierten Volumen 

 97-62 cm» ab. 



") In TB haben sich die anfänglichen 9389 auf 9422, d.h. um 0"33 cw^ aus- 



gedehnt. Wenn 94 cw^ sich um 33 ausdehnen, so nehmen 80 cm'' um 



94 



0-28 cm-- 



zu. Diese durch Temperaturänderung bedingte Volumzunahme ist von dem auf Fehler 

 der Rohrkalibrierung zuvor korrigierten Volumen 8060 cm abzuziehen. 



») Es sind 100'31 cm^ anfänglich als Menge der zu untersuchenden Gasprobe 

 abgelesen. Durch Fehler der Rohrkalibrierung ergibt sich -f- 0'59 = 100'90 cm^ als zu 

 analysierende Gasmenge. Diese sind nach COj- und Oj -Absorption und Korrektur auf 

 80'32 cm" vermindert M'orden. Um die prozentische Zusammensetzung zu finden, berechnen 



^^^^ • Tnn~frQn' x = 0-72 cm", die von 8032 abzuziehen sind. 



