Biologische (iasanalyse. 



57 



iiioin (iasoiitbiiidunjrsappaiat. (iasoinetcr oder Hoiiilic ein unter Verdriin- 

 LMinu: des Wassers nach /'. 



Sobald fast irariz mit (Jas gefüllt ist, klemmt man die Verbindung nach F 

 ab. läÜt den Überdruck bei c heraus und stellt mit Hilfe des bisher oben 

 i^'eschlossenen Wassermanometers d auf Atmosphärendruck ein. In A steckt 

 temer bis zum Hoden reichend ein abgeschlossenes kalibriertes Glasrohr. 

 das außerhalb des Stopfens durch ein U-Kohr in ein Meßrohr (c) führt. 

 Ks dient als Thermobarometer und wird ein für allemal so eingestellt, 

 ilalj es bei ()<' und 1^0 mm Druck bis zur Nullmarke mit Luft gefüllt ist. 

 Wenn die Teilung '/loo '^^^ Füllung und Bruchteile dieses Wertes anzeigt. 



Fig. 18.-). 



ergibt die Ablesung direkt den Reduktionsfaktor für das Gas in der Flasche. 

 Fehlt dies Thermobarometer, so müssen Temperatur und Luftdruck abge- 

 lesen werden. Die Wassertemperatur gibt ein bei g befindliches Thermometer. 



Bei einer späteren Wägung, durch die das entnommene Gasquantum 

 ermittelt werden soll, wird die Änderung des Thermobarometers in Rechnung 

 gestellt und beide Gasmengen auf 0*^ und 760 }nm reduziert verglichen. 



Das gleiche Prinzip ist natürlich auch für geringere Gasmengen bei 

 Benutzung kleiner, genauer Wagen verwendbar (Durig). 



Abmessen über Quecksilber. 

 A. Nach Bunsen. 



1. Alte Methode. 



Die einfachste Art der Abmessung über Quecksilber ohne äußeren 

 Wassermantel geschieht in etwa 20 cm langen, mit Teilung und mit einer 

 Schnabelöffnung versehenen, etwa 25 mm weiten Röhren (Fig. 186, 1). 



37* 



