578 



Franz Müller. 



Ist das Gas nicht direkt in dem Meßrohr gesammelt, so füllt man 

 es (Fig. 186, 2) über Quecksilber um, stellt das Melirohr mittelst Lot senk- 

 recht über der Wanne auf und liest nach etwa 1 Stunde, wenn das Gas 



die Temperatur des Raumes 

 angenommen hat, unter Notiz 

 von Temperatur t und Baro- 

 meterstand B mittelst Fern- 

 rohrs aus etwa 2 m Ent- 

 fernung schnell ab (Fig. 186. 

 Nr. 3). i Die Körperwärme darf 

 die Gastemperatur nicht ver- 

 ändern.) Man stellt schon 

 vorher ungefähr ein, um recht 

 schnell ablesen zu können. 

 Die Wände der Wanne müssen 

 aus Glas sein, damit man den 

 Stand des (^)uecksilberspiegels 

 an der liohrteilung gleichfalls 

 ablesen kann. Bunsen em- 

 pfiehlt, zur besseren Beleuch- 

 tung der unteren Marke einen 

 Papierschirm mit Spalt ein- 

 zuschieben (Fig. 186, 4). Bei 

 Berechnung des sich aus Ab- 

 lesung bei a ergebenden kor- 

 rigierten Volumens v ist der 

 faktische Meniskus f zu ad- 

 dieren (siehe S. 567) , wenn 

 das Meßrohr in aufrechter 

 oben offener Lage kalibriert 

 wurde. Die Differenz der Abr 

 lesungen b — a = d ergibt die 

 Höhe der dem herrschenden 

 Fig. 1R6. Barometerdruck entgegenwir- 



kenden, also von ihm abzu- 

 ziehenden Quecksilbersäule. 

 Das Volumen v wird auf 0" und 760 mm reduziert. 



^ (v-Hf) (B--d— w) 

 ^' (1 +0-00367 t) 



(w = Wasserdampf tension bei t"). 



Beispiel (Bunsen): Feuchtes Gas in einem langen Eudioraeter 



a = oll'o inni 

 b — 565-9 „ 

 d = 248-6 mm 



B = 746-9 mm 

 t = 20-20« 

 w = 17*6 mm 



