Biologische Ciasanalyse. äT'J 



;i koni^Mcrt nach Kalibertabelle des Kohros er^Mbt v = 2927 cnt^ 



Faktischer Meniskus f = (i-4 .. 



V + f =: 2Vi;;-l cm 3 

 lUiuk = 746-9 — 248-6 — 176 = 480-7 

 lo{? 293-1 = 46702 

 lo? 480-7 — 68187 

 14889 

 + lo«-- coinpl. 1-0739 = 96903 M 



11792 

 Vi = 131-20 rw3 



2. Nach Gepperf verbessert. 



Hei der alten llunsenmethode dauert die einzelne Analyse recht lange, 

 nur selten wurden Kontrollanalysen von den mit ihr arbeitenden Forschern 

 i:emacht. Ferner findet der Temperaturausgleich zwischen Luft außerhall) 

 des Eudiometers und in ihm abgesperrtem Gas nur langsam statt und die 

 Temperatur der Gasprobe ist nur mit großer Mühe sicher zu ermitteln. 



Gepperf hat daher die Bunsenmethode dadurch sehr erheblich ver- 

 bessert, daß er die Eudiometer in Wasser versenkte und eine schnelle 

 Wiederholung der Ablesungen bei verschiedenem Druck als Kontrolle für 

 l'ngenauigkeit der Rohrteilung und Kalibrierung ermöglichte: 



In einem hohen mit Wasser gefüllten Glaszylinder, dessen Boden aus 

 einer Quecksilberwanne besteht, hängen senkrecht hintereinander ein mit 

 Wassenneniskus versehenes Gefäßbarometer und ein (oder mehrere) mit 

 feuchtem (ias (gesättigt) gefüllte Eudiometer. (Meniskus von leicht saurem 

 \Vasser.) Mittelst eines entfernt und wagrecht stehenden Fernrohres liest 

 man den Stand der <^)uecksilberkuppen ab, und zwar im Eudiometer direkt 

 auf der Teilung ch) und für das Barometer indirekt durch das Eudiometer 

 hindurch (aj wiederum an dessen Teilung. 



Das Gas steht dann unter dem Druck b — a. Das Volumen des Gases 

 ist durch die Ablesung h auch gegeben. Durch Änderung des Quecksilber- 

 niveaus in der Wanne verändert man den Druck und liest wiederum ab. 

 hie Einzelheiten des Apparates finden sich auf S. 672 und Fig. 223. 



.Man bestimmt meist nicht bei Trockenheit, sondern unter Dampf- 

 spannung von Wasser, Lauge u. a. Hat man die gleiche Flüssigkeit im 

 Harometer. so ist keine Korrektur für die Größe der Dampfspannung nötig. 



Fehlerciuellen: 1. Das saure W^asser des Meniskus absorbiert CO.,. 

 Bei lOOc/M^ eines Gemisches mit ö^/o COg und dem Rest atmosphärischer 

 Luft, bei einem \olumen sauren Wassers von 1 cm^ und bOOmm Hg-Druck 

 würden 0-041 cm^ Gas absorbiert sein. Bringt man zur COo-Absorption 

 etwa 3 cm» 6"/o KOH in das Eudiometer, so wird von dem + N-Gemisch 

 etwa 0-03*Vo absorbiert. Die Differenz der abgelesenen Gasmenge ergibt 

 also genau die absorbierte CO2 -Menge. 



') Vgl. S. 594. Bunsens Zahl ist etwas verschieden von den Zahlen dort. 



