Biologische (iasanalyse. 



581 



d) Die fol}i:en(len Zahlen zeigen cini^^o \ornial-I)oppelbe.stimmuii<j:en 

 (ieppcrts: 



Endiometer 

 Weite Millimeter 



18 



10 



18 



18 



10 



Meniskas 



Doppelbestimmungen 

 Kabikzentiineter 



Iltr 



Hg 



H, SO . 



KOH 



Kon 



94-41 



11213 



17-488 



18-458 



22-855 



17161 



4-472 



5-254 



Ü8-645 

 79-39 

 43-331 

 114-69 

 17-452 

 18-388 

 22-849 

 57-168 

 4-445 

 30-813 



94-41 

 11215 

 17-497 

 18-461 

 22-861 



17-155 

 4-472 

 5-253 

 68-647 

 79-398 

 43-32 

 114-70 

 17-443 

 18-387 

 22-852 

 57-165 

 4-447 

 30-805 



112152 



B. Thermobarometerprinzip. 



Wie beim Abmessen über Wasser kann das Thermobarometerprinzip 

 auch beim Arbeiten über Quecksilber verwendet werden, nur müssen hier 

 verschiedene Modifikationen Platz lireifen. Fig. 187 zeigt einen solchen 

 Apparat zur PJutgasaualyse nach A. Loewy i), bei dem, wie jetzt fast aus- 

 nahmslos für biologische Zwecke, die Meßrohre in Wasser stecken. Meß- 

 l)ürette B und Thermobarometer TB stehen durch ein Y-Rohr mit dem an 

 dem Wasserkasten aufhängbaren Niveaurohr N unten in Verbindung. TB ist 

 durch (ilashahn i/^ verschlossen. Man mißt in TB ein mit Wasserdampf 

 gesättigtes Luftquantum ab , das bei 0° und 760 mm gerade 100 cm» be- 

 tragen würde. Zur Abmessung der aus dem Rohr r in B eingesaugten 

 (iasprobe wird das Volumen in B und TB l)ei zwei verschiedenen Höhen 

 von N abgelesen und folgendermaßen reduziert: 



Es sei das abgelesene Gasvolumen in J5 = v^ 

 , , , .. .. .. rß = V 



„ „ die Wassertemperatur = t 



,, ,, 10 cm3 bei 0° und 760 /ww — a 



Dann ist die gesuchte wirkliche Größe der abgeschlossenen Gasprobe 



y «1 



in B bei 0» und 160 mm — = -. 



V, V 



') Ä. Loewy, Eine neue einfache Methode der Blutgasanalyse. Arch. f. (Anat. u.) 

 Phys. Jg. 1898. s'. 484. 



