Biolo]arischc (Jasanalyso. Ö8;") 



.iit'scil Il.uiiii l»is zu »k'iii »incrgelKthrtou /wehveghahn l) mit (Quecksilber, 

 -chlielit (lieseu. hriui^^t hei der zweiten Stclluui:: des Halms l)eliel)ige .Meu^nüi 

 Luft durch b in J, liest hei offenem Hahn unter dem gerade herrschen- 

 den Atmosphärendruck die eingefüllte Luftmenge ab, bringt den Hahn in 

 die frühere Stellung, so dall das Ä mit Manometer ki in Verbindung 

 ■vteht und liest unter Einstellung des (^>uecksilhers auf die Marken zum 

 /weit<?nmal ab. Die Differenz der Ablesungen ergibt die (Jröße des toten 

 Kaumes in der Kapillare zwischen Hahn I) und Marke in k. Jetzt schlielit 

 man entweder nach Notieren des Uarometerstandes und der Temperatur 

 tue Luft in B definitiv ab oder man muli auf 0° und li^Omm Druck ein- 

 stellen. Zu diesem Zweck füllt man den toten Raum bis an den Hahn I) 

 mit (Quecksilber, schlieft den Hahn und liest bei Kommunikation von A 

 mit der Aulienluft, nachdem der Apparat die Temperatur des Raumes, 

 in welchem sich auch das Barometer befindet, angenommen hat, den Stand 

 in A unter gleichzeitiger Notiz von Temperatur und Barometer ab. Es 

 l)etrage der tote Raum 2*0 cm*, das Gasvolumen in A hei S-Tö" und 

 lW;\?,miii 970 f-m^ (V). Dann wird 



^ " - ^ 760 (1 -f 0-00367 . 8-75) ~ ''^ ^ ' 



Dieser dem auf 0' und 760 »nm reduzierten Volumen — 2*0, den Inhalt 

 des toten Raumes, = \)(y\ cm^ entsprechende Stand wird durch Heben 

 von G in A hergestellt und das Quecksilber bei i und Ä: durch p]inblasen 

 von Luft bei (/ in B wieder auf die Marken eingestellt. Das Gas in B 

 befindet sich nun natürlich unter Überdruck und es ist mimöglich , das 

 kapillare Ansatzröhrchen bei g abzuschmelzen (eine Klemme hält nicht 

 dauernd dicht), ohne zuvor die Luft durch Einsenken des Rohres B in eine 

 Kältemischung zu verdichten und so den t^berdruck auszugleichen. Man 

 löst dazu die Verbindung bei a und schmilzt, sobald Atmosphärendruck 

 erzielt ist, mittelst Tiebläses bei g ab. Kommunizieren nun A und Mano- 

 meter k i und steht das Quecksilber in diesem bei den Marken, so gibt die 

 Ablesung der Proben in A die auf 0" und 760 mw reduzierten Volumina 

 ohne weiteres an. Die genaue Einstellung des Manometers geschieht nicht 

 durch Heben und Senken von G allein, sondern in seither auch bei an- 

 deren Apparaten mit Vorteil verwendeter Art sehr exakt durch eine bei o 

 angebrachte, den dickwandigen Gummischlauch komprimierende breite 

 Stellschraube. 



2. Prinzip von Petterson nach Bohr-Tobiesm.'^) Die zu analysierende 

 (iasprobe i)ef ludet sich in einer je nach Bedürfnis verschieden gestalteten 

 -Meßbürette B, in der der Stand des Quecksilbers in dem engen Teil genau 

 abgelesen werden kann. B steht durch ein horizontales Kapillarrohr, in dem 

 <ich ein Tropfen Vaselinöl v befindet, mit einem etwa gleich großen Tlier- 



') Tension dos Wasserdampfes bei 8" 75". 



-) /'. Tohiesen, Über den spezifischen Sauerstoffgehalt des Blutes. Skand. .\rcli. 

 f. Physiol. Bd. 6. S. 27.^ (lH9ö). 



