586 



Franz Müller. 



mobarometerrohr TB in Verbindung, in dein sich eine gewisse Menge mit 

 Wasserdampf gesättigter Luft befindet. B und TB stecken in demselben 

 Wassermantel W. Die Gasmenge in TB bleibt während des Versuches 

 konstant. Zu Beginn herrscht in TB Atmosphärendruck. Man schlieft jetzt 

 die Hahnverbindung mit der äußeren Luft und setzt die zu messende Gas- 

 probe in i^ durch Einstellen des Vaselintropfens im Differentialmanometer 





I 



Fig. IS 



m auf einen bestimmten Punkt der Kapillare vor jeder Ablesung ins Gleich- 

 gewicht mit der abgeschlossenen Gasmenge in TB. Die abgelesenen Gas- 

 mengen ergeben also ohne weiteres die reduzierten Volumina. Hat man 

 absolute Mengen zu bestimmen, so muß beim Abschluß des Gases in TB 

 Barometer und Thermometer notiert werden (natürlich nur einmal zu 

 Beginn), um auf Xormalverhältnisse reduzieren zu können. 



