Biologische Gasanalyse. 



ÖHT 



Kiij. I8^t zei^toineu solchen Apparat zur Hlutji:asanalyse in der neuesten 

 Form naeli liohr-ToIncscn.^) Die i-rohe KinstellmiL,' <2:escliioht dun-h Ileboii 

 oder Senken von X, die feine durch die Schraul)e S. 



:\. Prinzip von Fetterson nach Haldane^) (siehe Fig. 190). In dem 

 zuerst zurrntersuchunL; vonMinenjrasen konstruierten transportablen Apparat 

 wird das zu analysierende (ias durch T-llahn //g und Senken des Niveau- 

 i^efälies iS^i (Quecksilber) in H eingesauj^t, darauf H,, geschlossen. Das in 

 TU ahireschlossene Luftquantum steht durch llohr r. mit dem T-Hahn //, 



Fig. J!tO. 



in Verbindung. Hy ist zunächst so gestellt, daü TB mit der Auüenluft bei 

 0, und gleichzeitig mit der Kalilauge in Pipette K durch Rohr Ä% kommuni- 



M Ich verdanke diese sowie noch mehrere später folgende Abbildungen der 

 Freundlichkeit des Herrn Professor Chr. ßoÄr-Kopenhagen, der mir die Korrekturhogen 

 eines bisher noch nicht erschienenen größeren zusammenfassenden Aufsatzes über Blut- 

 gasanalyse in der entgegenkommendsten und kollegialsten Weise zur Verfügiuig stellte. 

 Ich benutze diese Gelegenheit, ihm für sein Entgegenkommen auch öffentlich aller- 

 herzlichst zu danken. Franz Müller. 



2) Ilaldane, A convenient form of gas analysis apparatus. Journ. of Hygiene. 

 Bd. 6, p. 74 (1906). 



