588 Franz Müller. 



ziert. Die Kalilauge in Pipette K steht bei entsprechender Stellung der 

 T-Hähne H^ und Ä,. H^ bleibt geschlossen, gleichzeitig durch l\ mit B 

 in Verbindung. ^lan stellt nun die in B befindliche Probe zur Ablesung 

 ein, indem durch Verschieben von ^N^i (grob mit Zahntrieb Z) und N., 

 (Kalilauge, fein, lOfach so fein wie Quecksilber, da Vi» ^les spez. Ge- 

 wichtes) der Meniskus der Lauge in K in dem Kapillarrohr auf eine 

 bei Ä:i befindliche Marke gestellt wird und schließt durch Drehung von 

 i/j die Luft in TB für die Dauer des Versuches von der Außenluft ab. 

 Vor jeder folgenden Ablesung (nach Absorption der COa in k^, des Og in 

 kP, Verbrennung von CO in G usw.) wird nun immer wieder auf die 

 Marke k^ eingestellt. Man benutzt also statt des Vaselinöltropfens im Diffe- 

 rentialmanometer wie sub 2 hier die Marke des Kapillarrohrs k^ und die 

 Verschiebung der Kalilauge zur Einstellung, die sehr genau ist. 



Reduktion der Gasvolumina auf den Normalzustand bei 0" und 



760 222222 Druck. 



Der Druck p, den das in ein Gefäß eingeschlossene Gas ausübt, 

 wird durch die Höhe der Quecksilbersäule ausgedrückt, die ihm das Gleich- 

 gewicht hält. Da sich aber das Quecksilber durch die Wärme ausdehnt 

 und spezifisch leichter wird, so ist die Höhe der Quecksilbersäule bei 

 gleichem Gasdruck und ungleicher Temperatur verschieden hoch. Außerdem 

 ist die Änderung der Skala des Barometerrohres (Glas- oder Messing- 

 skala) infolge der Ausdehnung der Wand und bei feucht gemessenen Gasen 

 die Wasserdampfspannung zu berücksichtigen. 



Die Beziehungen zwischen Druck und Volumen werden durch das 

 Boylc-Mariot fesche Gesetz p . v = konst. ausgedrückt, der Einfluß der Tem- 

 peratur durch das Gai/-Lussacsche Gesetz-: Ist v» das Volumen des Gases 

 bei 0« mit dem Druck p,,, so ist das Volumen v bei t" und dem Druck p : 



v.p = po.vo(l -f at). v = lA^(i+at) 



7-, der Ausdehnungskoeffizient der Gase ist Y273 oder 0"00367. 



Ist V das Volumen und d die Dichte des Gases bei t" und h Milli- 

 meter-Quecksilberdruck, so ist das Volumen V bei O** und 160 mm 



(1 + (J-00367 t) h X 760' 



die Dichte bei 0° und 760 mm 



_ Dx(l -f 0-00367 t)x 760 

 ~ h 



Die folgenden, meist dem Landolt-Börnsteinschen Buche entnommenen 

 Tabellen sind besonders häufig gebrauchte Werte. 



