Biologische Gasanalysc. 599 



Spezielle Methoden. 



EINLEITUNG. 



Man teilt die speziellen Methoden in Absorptionsanalysen und Ver- 

 brennuntisanalysen. Sie werden im loliienden liei den einzelnen Oasen neben- 

 einander besprochen. 



liei den Absori)tionsanalysen muß die Absorptionslösung die 'J'em- 

 peratur des Arbeitsraumes haben, was für biologische \ersuchc meist ohne 

 weiteres dadurch gegeben ist, daß die Absorptionspipetten fest mit den 

 Meßbiiretten verbunden sind. Arbeiten in der Xiihe eines Ofens oder Zentral- 

 heizungsradiators ist unstatthaft, da Temperaturerhöhung von Pauf 100 c»*^ 

 Gas einen Fehler von 0'3''/o verursacht. Die Absorptionslösung darf vor der 

 Einfüllung auch nicht bei sehr viel anderer Temperatur als der des Analysen- 

 zimmers gestanden haben. Nur in Ausnahmsfällen erwärmt man bei der 

 Absorption (Phosphor). 



Weiter ist die annähernde Siittigung der Sperrflüssigkeit wie des Ab- 

 sorptionsmittels mit der zu untersuchenden CJasmischung für genaue Analysen 

 unbedingt erforderlich. Es sei z. B. bei einer Luftanalyse das absperrende 

 Wasser durch eine vorhergegangene Analyse mit reinem Sauerstoff gesättigt, 

 so tritt, wenn jetzt Luft über dem Wasser steht, etwas Sauerstoff aus und 

 Stickstoff dafür ein. Da Stickstoff in Wasser nur i/g^ial so löslich ist 

 wie Sauerstoff, wird der Fehler bei nicht langem Verweilen der Luft über 

 Wasser zwar gering sein. (Absorptionskoeffizient bei 20^ Og — O'O^l, 

 N — 0*016, CO — 0'02;-3.) Anders, wenn das Wasser mit Stickstoff oder 

 Kohlenoxyd gesättigt war und dann fast reiner Sauerstoff zur Analyse ge- 

 langt. Man wird daher am besten, wenn größere Mengen der zu prüfenden 

 Mischung zur Verfügung stehen, das Gas in kleinen Mengen ein- oder 

 zweimal ohne abzulesen durch den Apparat und die Absorptionslösimgen 

 gehen lassen und dann auch die ersten Analysen noch mit Vorbehalt be- 

 nutzen. Analysiert man in dem Apparat meist das gleiche Gasgemisch, 

 so läßt man den Rest der Analyse (meist Stickstoff) über den Absorp- 

 tionslösungen stehen und benutzt das gleiche absperrende Wasser mög- 

 lichst oft. 



Bei der Absorptionsanalyse muß man genau darüber unterrichtet sein, 

 wieviel Gas das Absorptionsmittel zu absorbieren vermag, mit anderen 

 Worten , wie lange man dieselbe Lösung gewöhnlich zur Absorption an- 

 wenden darf. Kennt man die in der Absorptionspipette entiialtene Flüssig- 

 keitsmenge und notiert die Zahl der gemachten Analysen, so kann man 

 mit Hilfe der folgenden Tabelle s('hnell Klarheit erlangen: In ihr ist der 

 von Henipel ermittelte „zul'issige Absorptionswert-' pro 1 c))i^ Lösung ent- 

 halten, d.h. 1/4 der Menge, die von 1 (»/•> im günstigsten Fall absorbiert 

 werden kann. 



