602 



Franz Müller. 



bei höherem genügt meist zweimaliges Hin- und Hertreiben. Nach der 

 Absorption bestimmt man in der Bürette die Vohimabnahme. 



c) Nach Pctterson. 



In den in Fig. 188 gegebenen Büretten, sonst wie sub&,»: Bei jeder 

 Ablesung muß das Quecksilber in dem Manometer auf die Marke einge- 

 stellt werden. 



IL Kohleusäurebestimnumg in großen Gasmengen bei relativ 



geringem CO2 -Gehalt. 



Hier sind aulierordenthch exakte Methoden erforderlich. Ein Vorgehen 

 mit Ablesung und Absorption im gleichen Bohr wie la ist ganz zu ver- 

 werfen. Vielmehr kommen nur 

 Absorptionsmethoden in Frage, 

 bei denen das Meßrohr mit der 

 Absorptionspipette dauernd ver- 



Ä^ 



Fig. 192 b. 



bunden ist und Ablesung wie Einstellung aufs genaueste ausführbar sind, 

 oder maßanalvtische Methoden. 



I. Nach Pettersonschem Prinzip (ohne Korrektion für Drack- und 

 Temperaturänderung). 



a) Petterson und Palinqvist haben einen älteren Apparat M für die 

 Kohlensäurebestimmung sehr wesentlich vereinfacht, transportabel gestaltet 

 und wie folgt beschrieljen -) : 



„Da wir wünschten, das Pettersonsche Prinzip für hygienische Kohlen- 

 säurebestimmungen zu verwerten, welche jetzt fast ausschließlich nach der 

 exakten, aber ziemlich umständlichen und zeitraubenden Methode von Petten- 

 kofer (siehe später) ausgeführt werden, bemühten wir uns im Vereine mit 



*) 0. Petterson, Luftanalyse nach einem neuen Prinzip. Zeitschr. f. anal. Chem. 

 Bd. 25. S. 467— 478 (1896). 



^) Vgl. Hempel, Gasanalyse. S. 308. 



