Biologische Gasanalyse. 



603 



Ilorrn C. Sonden, dem von Frttcrso)i hcschricliciicii Aj)|);ir;it eine einfachere 

 uinl liandlichore (iestalt zu i^n-hcn iiixl wenn möglich die Dauer jeder lU'stini- 

 imini,' von einer halben Stunde oder mehr auf wenii^c Minuten zu l)eschr;inl<en. 

 Wir gelanirten zu diesem Ziele, indem wir die Lui'tproben in mit Feuchtig- 

 keit gesättigtem, statt in ahsohit trockenem Zustande analysierten. Das 

 volistiindige Austrocknen der Luft liiiU sich nur mittelst l'hosphorsäure- 

 anhydrid ausführen und erfordert einige Zeit. Bei Anwendung trockener 

 Ahsorptionsmittel mub die Alisorption unter beträchtlich gesteigertem Drucke 

 vor sich gehen, ein Tinstand. welcher an die Anfertigung des Apparates 

 (die Konstruktion der Glashähne, die P^infiillung der absorbierenden Sub- 

 stanzen usw.) große P^rderungen stellt. 

 Bei Anwendung von feuchter Luft ver- 

 zichteten wir zwar auf direkte Bestim- 

 mung des Wassergehaltes, erreichten 

 aber den Vorteil einer direkten Kohlen- 

 säurebestimmung durch flüssige Ab- 

 sorptionsmittel, welche im Verlaufe von 

 ein paar Minuten sich vollzieht, ohne 

 die Röhrenleitungen einer nennenswerten 

 Drucksteigerung auszusetzen." 



Die Fig. 193 zeigt das Aussehen 

 des Apparats, welcher sich leicht trans- 

 portieren läßt. Über das Holzgestell wird 

 dann ein parallelepipedischer Kasten 

 von Holz gestülpt (in der Figur nicht 

 allgebildet), woran ein Bügel von Metall 

 als Halter festgeschraubt ist Ist der 

 Apparat an Ort und Stelle gebracht, so 

 wird das Glasgefäß W^ mit Wasser ge- 

 fiült, Luft wird von außen durch Hahn c 

 eingenommen und die Kohlensäure darin 

 durch einfache Handgriffe, welche nur 

 einige Minuten in Anspruch nehmen, 

 mit einer Genauigkeit von etwa O'OP/o 



bestimmt. Die Dimensionen sind in dem Apparate so klein wie möglich 

 genommen. So enthält z. B. die Meßpipette A, worin die zu analysierende 

 Luftprobe eingenommen wird, nur etwa IScml Mit größeren Luftmengen 

 wäre es leicht, eine größere Genauigkeit zu erreichen. 



In A und dem mit A verbundenen graduierten Skalenrohre A' wird 

 die Luftprobe vor und nach der Kohlensäureabsorption (welche in dem 

 Orsa^schen Kalirohre B ausgeführt wird) gemessen. Durch Heben oder 

 Senken des Quecksilbergefäßes E, welches mittelst eines mit Kupferdraht 

 umwickelten Gummischlauches mit dem unteren Teile A' des gi-aduierten 

 Skalenrohres von A verbunden ist (hinter dem Holzgestell, in Fig. 193 

 nicht sichtbar), kann die Meßpipette A nach Belieben mit Quecksilber 



Fig. 193. 



