Biologische Gasanalyse. 605 



WO Jodes Teilstück Viooo des jj^anzen Volumens artf^iht. Bei der \'olumbe- 

 -timmunj:: niüssen die Hähne X, //, 6, c, d geschlossen, a offen sein. 



2. Die Hähne d und h werden geöffnet, a wird geschlossen und die 

 Luft von A in B übergeführt. Nach ein oder zwei Minuten ist die Kohlen- 

 säure absorbiert und die Luft kann nach A zurückgeführt werden; b wird 

 geschlossen und a geöffnet. 



;'). Das Quecksilberniveau in A wird so eingestellt, dali der Index in K 

 seine normale Lage wieder einnimmt. Die \'olumverminderung wird in A' 

 abgelesen. 



Durch Einnehmen von Wasser in A von c aus können Verunreini- 

 gungen leicht entfernt werden. 



h) Tigerstedt und Sonden beschreiben ihre im Prinzip gleiche Me- 

 thodik, die sie bei ihren Respirationsversuchen verwendet haben, folgen- 

 dermaßen ^J: 



„Versteht man unter ..relativem Druck" den Druck einer gewissen 

 Gasmasse, verghchen mit dem Drucke einer gewissen anderen, so kann, 

 wie bekannt, das von Petterson angegebene Prinzip so ausgedrückt werden, 

 daß man die Analyse unter konstanten relativem Druck ausführt. Es 

 geschieht dies dadurch: 



1. Daß das zu analysierende Gas (Luftj während der ganzen Unter- 

 suchung von der äußeren atmosphärischen Luft abgeschlossen ist. Änderungen 

 in dem Barometerstand bleiben dann natürlich ohne Einfluß. 



2. Daß das Analysengefäß durch ein sehr empfindliches Differential- 

 manometer mit einem anderen Gefäß (Kompensator) in Verbindung steht. 

 Jede einseitige Änderung des Druckes in dem einen Gefäße wird an der 

 Flüssigkeit des Differentialmanometers sichtbar, und nur wenn der Druck 

 (d. h. der relative Druck) in beiden Gefäßen gleich ist, bleibt die Flüssig- 

 keit unverändert ruhig. Stehen die beiden Gefäße in einem gemeinsamen 

 großen Wasserbehälter, dessen Flüssigkeit in stetiger Bewegung gehalten 

 wird, damit die Temperatur überall gleichförmig sei. so wird der relative 

 Druck von Änderungen der Temperatur unabhängig. Enthalten schließlich 

 die beiden Gefäße ein wenig Wasser, so sättigt sich die Luft bei der 

 waltenden Temperatur mit Feuchtigkeit. 



Durch Absorption eines gewissen Bestandteiles der Luft wird das 

 Gleichgewicht gestört und kann nur durch ^'erminderung des einen Gas- 

 volumens (in der Pipette 77) oder Ausdehnung des anderen (in I) wieder 

 hergestellt werden. Diese ^"erminderu^g bzw. Ausdehnung ist dann ein sehr 

 genaues Maß des absorbierten (jasciuantums. 



Fig. 194 zeigt die Anordnung des Apparates zur Kohlensäurebe- 

 stimmung der Luft. Im (ilasbehälter Q stehen die Glaspipetten / und //, 

 alle beide von der nämlichen Größe und womöglich auch von der näm- 

 lichen Glasstärke. Dieselben sind mit Hilfe von Quecksilber genau ge- 



') K. Sonden und R. Tigerstedt, Untersuchungen über die Respiration und den 

 Gesamtstoffwechsel des Menschen. Skand. Arch. Bd. 6. Sop.-Abdr. S. 16ff. (1895). 



