Biologische Gasanalyse. 607 



(liirch die Dreiweghahnc I'und T^/ entweder mit dem Differentialmanometer 

 17/ oder durch A7 bzw. XII mit der äußeren Luft in Verbindung 

 liosetzt werden können. Das Differentiulniauometer 17/ enthält ein einziges 

 Tröpfehen Öl, das die Köhre in einer Länge von 2 :» mm füllt. Auch die 

 kleinste Änderung des Druckes an der einen oder anderen Seite von 

 diesem ..Index" bewirkt bei ihm eine Bewegung. Stehen die beiden Seiten 

 des Index mit /und // in freier Gaskommunikation, so bleibt der Tropfen 

 nur dann ruhig stehen, wenn der Druck in / und // völlig gleich ist. 

 Al)sorbiert man — durch Einführung der Luft in das Absorptionsgefäß X 

 (durch den Hahn Vlll) — die Kohlensäure, so entsteht, wenn man die 

 jetzt zurückbleibende Luft wieder in // zurückführt und dieselbe auf das 

 Anfangsvolumeu zm-ückbringt, ein gewisses Vakuum. 



Das so gestörte Gleichgewicht zwischen dem in / und // existieren- 

 den Luftdruck kann in zweierlei Weise wieder hergestellt werden: entweder 

 durch Einführen von so viel Quecksilber in //, wie man Kohlensäure weg- 

 genommen hat, oder durch Auslaufenlassen von so -viel Quecksilber aus /, 

 dali die Luft dort gerade soviel verdünnt wird, wie sie es in // durch 

 N'erschwinden der CO2 bei unverändertem Volumen gew^orden w^äre. 



Bezeichnet A das Volumen von / und B das Volumen von //, sind 

 weiter die eingeteilten Röhren an / und // mit der nämlichen Einteilung 

 versehen, so wird die Beziehung zwischen der Volumenverminderung in // 

 (d.h. dem wirklichen Kohlensäuregehalt der analysierten Luft = x) und der 

 entsprechenden Volumenvergrößerung in / ( = a ) durch folgende Gleichung 

 dargestellt: 



B — X A xB 



— ZT — =: -; , woraus: x = 



B A -I- a' A + a 



Die Einteilung ist so hergestellt 1) , daß jeder, Hauptteil (0 — 1, 1 — 2 

 usw.) = V 1000 des Volumens von dem Nullstriche bis zu dem Hahne der 

 l)etreffenden Pipette ausmacht. Der Hauptteil ist w^eiter in 25 kleinere gra- 

 duiert, von denen also jeder V25000 des Pipettenvolumens entspricht. Durch 

 Schätzung kann man bis zu V250000, d- h. 0'000004 oder 0*004 "/oo kommen. 

 Der größte Kohlensäuregehalt, der mit dem Apparate bestimmt w^erden 

 kann, ist 7*97Voo, d. h. bei Anwendung der Pipette // allein 47oo und bei 

 Fortsetzung mit der Pipette / noch .•V97Voo dazu. 



Die Pipette // steht nach unten durch das mit Tuch umkleidete 

 Schlauchstückchen XIII mit dem Hahne XIV, dieser durch den mit Draht 

 umwickelten Schlauch XV mit dem Gummigefäß XVI in Verbindung. 

 Die Pipette / ist unten mit einem ebenfalls mit Tuch umkleideten Gummi- 

 beutel (XV 11) versehen. Sowohl das Gefäß XVI als der Beutel XVII 

 enthalten Quecksilber. Zur letzten, feinsten Einstellung des Quecksilbers 

 in den betreffenden Piöhren dienen zwei Quetschschrauben {m-^ und nio^. 



*) Bequemer wäre es gewesen, wenn man hei Anfertigung des Apparates die Ein- 

 teilung so gemacht hätte , daß diese Rechnung ül)erflüssig geworden wäre. Die Teil- 

 striche an der Kompensatorrohre kommen dann aber natürlicli nicht in gleichen Abstand 

 voneinander. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 39 



