608 Franz Müller. 



auf der Zeichnung (Fig. 194) nur mit Strichen markiert). Statt dieser 

 Sthläuche mit ihren Quetschschrauben wurden später Mikrometerschrauben 

 angewandt, die in die Quecksilbermasse hineingeschraubt werden, unge- 

 fähr wie bei den Beichertfichen Thermoregulatoren. Dadurch erhält man 

 ein viel schnelleres und sichereres Einstellen. Zur Einstellung des Index 

 ist die liöhre VII mit einer (willkürlichen) Einteilung versehen. 



Alle Volumenbestimmungen sind von Sonden und Tigerstedt selbst 

 durch Auswägen mit Quecksilber gemacht, wobei die einzelnen Teile des 

 Apparates nicht aus den Augen gelassen wurden, ehe alle notwendigen 

 Marken eingeätzt waren. Bei der Anfertigung eines Präzisionsapparates 

 von dieser Art ist es nicht erlaubt, sich auf andere — sei es noch so 

 geschickte Instrumentenmacher — zu verlassen ! Als Maßeinheit wurde 

 das Volumen von lg reinem Quecksilber bei +18" C gewählt. Die Pipetten 

 fassen etwa 1000 dergleichen Volumeneinheiten. Welches absolute Volumen 

 die Pipette enthält, ist übrigens gleichgültig, wenn nur die Beziehung 

 zwischen der Pipette und der Skala richtig ist. 



Das Stativ des Apparates ist aus vernickeltem Messing und steht 

 auf einer Mahagonischeibe. Die in dem (ilasgefäß Q enthaltene Wassermasse 

 wird durch eingepreßte Luft in stetiger Bewegung gehalten. 



Die Analyse wird in folgender Weise ausgeführt: Man sieht zuerst 

 nach , ob in den Pipetten etwas Wasser — zum Anfeuchten der Luft — 

 über dem Quecksilber ist, weiter, ob die zur Absorption der Kohlensäure 

 dienende Lauge im Kapillarrohre des Absorptionsgefäßes A" an der Marke (a) 

 steht; wo nicht, bringt man sie genau dahin. Die Probe wird nun durch 

 Senken des Quecksilberbehälters XVI und Öffnen der betreffenden Hähne 

 entweder direkt aus der Luftleitung eines Respirationskastens oder aus einem 

 Behälter hereingenommen, wobei die Vorsicht gebietet, die Kapillaren mit der 

 zu analysierenden Luft zuerst auszuwaschen. Nach Absperrung der betreffen- 

 den Hähne ist es wünschenswert, daß ein gelinder Überdruck in der Pipette II 

 vorhanden ist. Läßt man nun durch den einen Weg des Hahnes V diesen 

 Luftüberschuß austreten, so erhält man in der Pipette II Atmosphären- 

 druck, ohne Gefahr zu laufen, irgend welche fremde Luft durch die sehr 

 engen Kapillaren hereinzubekommen. Jetzt wird (durch den Hahn VI) die 

 Pipette I ebenfalls mit der Außenluft in Verbindung gesetzt. Die Skala 

 wird in // auf 0, in / auf etwa O'ö eingestellt. Nun wird das Indexrohr (VII) 

 durch die Hähne VI und V je mit der Pipette I und II verbunden, die 

 zu der Pipette II gehörende Skala auf gestellt, weiter auch der Index, 

 wenn er nicht schon auf steht, mit Hilfe der Quetschschraube (Mikro- 

 meterschraube) mi auf (d.h. so, daß der Nullstrich den Index in zw^ei 

 Hälften teilt) eingeteilt. Man hat nun nachzusehen, ob sich die Einstellungen 

 im Laufe einer Minute ändern. Sobald dies nicht der Fall ist, zeichnet 

 man die Ablesung der Skala / an und geht w^eiter. Der Hahn V wird nun 

 nach allen Seiten hin geschlossen, der Hahn Vlll aber geöffnet; die Luft 

 dann aus II ins x\bsorptionsgefäß A" hineingetrieben, wieder in II zurück- 

 gebracht, dasselbe nochmals wiederholt; nun wird das Niveau der Lauge 



