614 



Fi-aiiz Müller. 



Stunde) etwa 45 Minuten) lang- Luft hindurch. Darauf wird das Absorp- 

 tionsgefäß abgekühlt auf Zimmertemperatur, die bisher geschlossene Klemme A' 

 geöffnet und; unter Schütteln titriert. Wenn Phenolphtalein fast entfärbt 

 ist, wird k geschlossen, die Lösung steigt in die Kugeln und spült sie 

 aus. Man öffnet k wieder und titriert zu Ende. Der Umschlag von Rosa 

 auf Hellgelb ist auf O'l cm^ genau. 



\J 



Fig. 198 o. 



Fig. 198 b. 



Will man die von einem Tier abgegebene COg bestimmen, so kann 

 man den Absorptionskolben direkt an den Respirationskasten anschließen. 



Genauigkeit: Ablesungsfehler 0*2cw3°/joo HCl. 



1 — 2 mg CO2 können mit 4 — 5% Fehler bestimmt werden. 



Die Genauigkeit ist unabhängig von der zu analysierenden Luftmenge. 



Titerstellung: In COa-freiem Luftstrom (1'8 ^ pro Stunde) und bei 

 etwa gleicher Verdünnung wie bei der Analyse. 



IV. Gewichtsanalyse durch Bestimmung des Gewichtsverlustes nach 



vorheriger vollkommener Trocknung des Gases oder der Gewichtszunahme 



einer zuvor gewogenen Absorptionslösung. 



(Siehe Elementaranalyse, dieses Handbuch. Bd. I, S. 290.) 



L Kohlensäurebestimmung in kleinen Gasmengen. 



1. Nach Bunsen-Geppert (siehe Blutgasanalyse: S. 673). 



Für Kohlensäureanalysen in kleinen Gasmengen ist diese an sich 

 schon unbequeme Methode auch relativ ungenau, da man wegen der starken 

 Löslichkeit von Kohlensäure in Wasser die erste Ablesung über Queck- 



