Biologische Gasanalysc. (]]') 



silbcr ohne P"'liissi}2:koitsm(Miiskus iiiachon muli und durch Diirchhlasoii von 

 Exspirationshift diiiTh das Eudionietor hofft, volle Wasserdanipftoiision zu 

 or/ielon, was doch nicht innnor erzielt wird, während im liarouieterrohr 

 mit Wassermeniskus volle Wasserdampftension fiegeben ist. 



So sah (jcpjH'rt'^) sogar hei Verwenduuf^- von etwa 6H"') cm^ (las 

 und je viermalii2:er Kontrolle der Ablesung', wenn er einen Tropfen Wasser 

 auf dem (,)ue('ksill)er beliel) und nicht die ganze Wand mit Wasser voU- 

 koDimen beschlagen aussah, sondern einige Stellen schwach oder nicht 

 bedeckt waren, einen Fehler in der Gasabmessung von 0*074 cm^ = etw^a 

 Ol P/o fi^^ Gasvolumens. Die zweite Ai)lesuiig geschieht nach lMni)ringen 

 von Kalilauge, und man ist selbst bei verdünnter Lauge (spez. Gew. r06) 

 nach 1 Tage Stehen, nur wenn man vor der Ablesung kräftig schüttelt, 

 sicher, daß noch volle Wasserdampfspannung herrscht. Andrerseits ist man, 

 wenn man bald nach Zufuhr der Lauge abliest, bei CO.^-reichen Gemengen 

 im Zweifel, ob die Absorption vollendet ist. So fanden Zuntz, Lehmann 

 und Hayemann (1. c. S. :-»4) bei 4% Lauge und ca. HV2V0 CO2 die Absorption 

 erst nach 24 Stunden vollendet, wenn man mehrmals kräftig geschüttelt 

 hatte. Ganz sicher geht man, wenn man. wie schon auf S. 580 erwähnt, 

 den unteren Teil des Eudiometers erwärmt, den oberen abkühlt. Dann hat 

 man in dem ganzen Rohr Wasserbeschlag. 



Beispiel 2) für Änderung der H-^G-Tension durch Einführen von 

 Kalilauge : 



Eudiotneter 18 wm Eudiometer 10 »im 

 \\ asserstoffKas-Ablesiing über , , 



" " cm^ cm? 



Hg feucht (Wasserbeschlag) 57-254 24-100 



Sofort nach KOH-Einfüllimg — 24- 108 



1 Tag ;, „ 57-235 24-105 



2 Tage „ ,. 57172 24090 



3 „ „ „ 57168 24086 



4 „ „ „ 57-165 24-083 



Es bedingt also selbst die verdünnte Lauge durch Austrocknung und 

 Änderung der Wasserdampftension nach 1 Tag Fehler von 0*04''/o- Bei 

 kleinen Gasmergen wird der prozentische Fehler natürlich entsprechend 

 höher. Verwendet man die Geppert?>d\Q. Methode, so muß man für die 

 CGo-Bestimmung so schnell nach Einfüllung verdünnter ( ! ) Lauge ablesen, 

 dal) Austrocknung voraussichtlich vermieden ist. 



Es gelingt ceteris paribus in weiten Eudiometern (\%mm) leichter, 

 volle Wasserdampf tension herzustellen, als in engen (10 — 12 mm), ein 

 Fehler, der bei dem leicht diffundierenden Wasserstoff des Beispiels noch 

 erheblich weniger hervortritt als bei Luft und ähnlichen Gemischen. Die 

 Folgen mangelhafter Reinigung (unvollkommener Wandbenetzung) sind in 

 weiten Eudiometern auch sehr viel weniger bemerkbar als in engen Röhren. 

 Man soll also mit einem vorher sorgfältig gereinigten, relativ weiten f^udio- 



*) Geppert, Gasanalyse, S. 70, Versuch 1 Ä. Siehe auch Versuch 3 auf S. 72. 

 ^) Ebenda. S. 88. 



