620 



Franz Müller. 



Man versenkt, entfernt durch einen Ruck H und öffnet so die Flasche; 

 das Wasser drängt durch Rohr G ein, Luft entweicht durch die zweite 

 Bohrung. 



Bis etwa 100 m Tiefe kann man so vorgehen. In größerer Tiefe soll 

 die Flasche, mit Benzin gefüllt bei nicht fest schheßendem Stopfen ver- 

 senkt werden. 



3.') (Fig. 203.) An der hohlen Krücke Ä" eines als Spazierstock aus- 

 gebildeten, innen zum Teil hohlen Stabes S befestigt man ein Glasrohr 

 mit einer seitlichen Öffnung und an ihm mittelst Gummiringes y einen 

 100 cv)^ =^-Kol])en F und mittelst Gummistopfens p einen Trichter T. der 

 bis zum Boden des Kolbens geht. Taucht man 1 m tief unter Wasser, so 



füllt sich F von T aus, die Luft geht 

 durch das weite Glasrohr, K, l heraus. 

 Die gefüllten Kölbchen werden 

 durch Stopfen mit Glasstab luftfrei 

 und gasdicht verschlossen trans- 

 portiert. 



Für die Untersuchung von 

 Brunnenwässern 2) muß der 

 Brunnen unmittelbar vorher min- 

 destens 20 Minuten lang gleich- 

 mäßig und langsam abgepumpt 

 werden, bei Kesselbrunnen darf das 

 ausgepumpte Wasser nicht wieder 

 zurückfließen und das Abpumpen 

 bis zur Erschöpfung ist zu ver- 

 meiden. Enthält der Brunnen wenig 

 Wasser oder ist kurz zuvor schon 

 eine größere »Menge Wasser ab- 

 gepumpt, kann die Zeitdauer be- 

 schränkt werden. Bei Wasserlei- 

 tungen muß das Wasser unmittel- 

 bar vor der Entnahme mindestens 

 20 Minuten lang abgelaufen sein. 

 Bei Prüfung von Schmutzwässeru einer Kanalisationsanlage muß 

 man, da der Strom bei städtischen Anlagen des Nachts nur schwach und 

 mäßig verunreinigt ist, in den Morgenstunden mit Zunahme des Schmutz- 

 gehalts stark anschwillt, zum Mittag das Maximum erreicht und zum Abend 

 wieder abnimmt, stündlich oder zweistündlich Proben entnehmen. 



--3 



Fig. 202. 



Fig. 203. 



*) C. Weigelt, Entnahme und Untersuchung der Abwässer. Verlag des Deutschen 

 Fischerei- Vereins. Berlin 1900. S. 29. 



^) K. Farnsteiner, P. Buttenberg und 0. Korn, Leitfaden der chemischen Unter- 

 suchung von Abwasser. R. Oldenbourgs Verlag 1902. 



