626 Frauz Müller. 



Fig. 205 zeiii-t einen nach HempelschQU Trinzipien zusammengestellten 

 Apparat, wie ihn Ältwater und Benedikf^) zur Analyse des Bombensauer- 

 stoffs und der Luft verwendet haben : Der aus der Bombe strömende Sauer- 

 stoff passiert ein U-Piohr mit Natronkalk, in dem die vorhandenen Spuren 

 CO2 entfernt werden, dann eine T-Teilung, deren einer Schenkel kurz unter 

 Wasser mündet, deren anderer mit der Kapillare h des Apparates zur 

 Einfüllung der Analysenprobe verbunden wird. Das Gas tritt durch den 

 kapillaren Dreiweghahn if langsam (!) in die im Wassermantel steckende 

 Bürette B (rechts), deren unterer Teil über 90 cm^ in 0"05 cm'- geteilt 

 ist. B ist zuvor von N aus, ebenso das Unke Rohr durch das links hän- 

 gende Niveaurohr einschließlich der kapillaren Leitung mit Wasser gefüllt 

 worden. 



Sobald das Wasser in B und N gleich hoch steht, wird die Zuleitung 

 unterbrochen, k durch den Quetschhahn q verschlossen und, indem N in 

 Augenhöhe so gehalten wird, daß die Niveaus gerade gleich hoch sind, ab- 

 gelesen, dabei die Wassertemperatur am Thermometer T notiert. Dann 

 verbindet man bei geschlossenem Hahn i? die durch Ansaugen bis in das 

 kapillare Steigrohr s mit Pyrogallussäure gefüllte Hempelpipette P so mit 

 k, daß beim Vereinigen keine Luft bei q im Schlauch bleibt. (Füllen mit 

 Wasser.) Durch Heben von ^ wird das Gas vollkommen in P getrieben 

 und nach Absorption unter Schütteln in der von k abgenommenen Pipette P 

 (5 — 15 Minuten) bei anderer Hahnstellung in die linke Röhre zurückgeholt, 

 in der der Reststickstoff bei Gleichstellung der Menisken im Meß- und 

 Niveaurohr gemessen wird. Das Meßrohr ist von — 20 in 0"()5 cm'^ ge- 

 teilt und ebenso wie B und k bis zur Marke m auskalibriert. 



Die Pyrogallussäuremethode ist sehr schnell ausführl)ar und gibt l)ei 

 Reihenanalysen außerordentlich genaue Übereinstimmung. 



Hat man neben Sauerstoff noch brennbare Gase zu bestimmen, so kann 

 man entweder nach Bimsen in ein Eudiometer über Quecksilber eine mit 

 Pyrogalluslösung getränkte Papierkugel an einem Draht einführen, nach 

 1 — 2mal 24 Stunden herausnehmen und die brennbaren Gase nach Über- 

 füllen in ein langes Eudiometer durch "\'erbrennungsanalysen ermitteln oder 

 im Haidaneapparat (Fig. 190) erst den Sauerstoff absorbieren, dann die 

 brennbaren Gase im Grisoumeter verbrennen (siehe S. 648 ff.). 



2. Absorption mit Phosphor. 



Man schmilzt gelben Phosphor in halbdunklem Raum oder abends 

 unter Wasser in einem Wasserbad bei etwa 50" und bringt ihn durch Hoch- 



erforderlichen Lauge hinzu, schüttelt und füllt auf, schüttelt wieder, läßt den Schaum 

 sich ansammeln und treibt ihu vor Benutzung der Pipette heraus. Bei fast reinem 

 Sauerstoff rcicheu 155 cm^ Lösung zu 5 Analysen von je 100 cni^. (Analytischer Wir- 

 kuDgswert 1 cm'^ := 2 — 274 cjh'-'O, .) 



') W. O.Atwater und F. G. Benedict, A respiration calnrimeter. Washington, Carnegie 

 Inst., 1905. p. 35. 



