Bii)lopisclie Gasanalyso. {y>l 



sauiroii in (ilasröhron von etwa 2 nun liclitcr WCito und Eintauchen in 

 kaltes ^Vas.sel• in Stani^^Mitonn. Durch leichtes Klopfen an der Köhre fällt 

 die erstarrte Masse leicht heraus oder wird durch Draht herausgeschoben. 

 Die aus braunem Glas c:efertigte Absorptionspipette wird mit diesen Stan.^en 

 in destilliertem Wasser stehend inöiilichst ausgiebig iicfüllt und besonders die 

 Stellen, an welchen sich die letzten Spuren Gas bei der Analyse befinden 

 (zunächst dem Analysenrohr), mit Phosphor reichlich erfüllt. Bei Tempe- 

 raturen über l'i- 14*'C und einem Sauerstoffgehalt bis r)Oo/(, verläuft die 

 Ab.sorption in einigen (bis 10) Minuten, unter 14" dauert die Absorption 

 sehr lange, unter 10" ist sie nicht mehr ausführbar. Man muß dann Pipetten 

 benutzen, die in einem heizbaren Außenmantel mit warmem Wasser (25 bis 

 '2S'^) stehen. Frisch gemachte Stangen absorbieren zunächst nicht (juanti- 

 tativ (O'l — 0"2%)- ^ian muß mehrere Male erst Luft durchgetrieben haben. 

 (Jemische von über ÖO^/o Sauerstoff müssen zuvor mit Stickstoff ver- 

 dünnt werden, da der Phosphor sich sonst entzündet und bei noch höherem 

 Prozentgehalt aber überhaupt nicht absorbiert. Die Phosphorabsorption 

 wird bei Gegenwart von Spuren anderer 'Stoffe gehindert, wie Ammoniak, 

 verschiedene Kohlenwasserstoffe, ätherische Öle, Alkohol und -viele andere. 

 All das macht die Methode (die Pipette hält vor Licht geschützt sehr 

 lange vor!) zu einer nur bedingt brauchbaren und diffizilen. 



Unbrauchbare Stangen sind außen braun. Sie müssen umgeschmolzen 

 werden. 



o. Absorption durch Kupferlösung. 



^L^n füllt die Absorptionspipette mit dünnen Stangen von zusam- 

 mengerollten engmaschigen, ganz neuen fettfreien Kupferdrahtnetzen und 

 einer Mischung, bestehend aus gleichen Teilen gesättigter Lösung des käuf- 

 lichen kohlensauren Ammoniak und einer Lösung von Ammoniak von 0"98 

 spezifischem (Gewicht. Schützt man diese Lösung vor Berührung mit der 

 Außenluft. so absorbiert sie, sobald sie eine intensive blaue Farbe ange- 

 nommen hat. den Sauerstoff bis zum 24fachen ihres Volumens, hat also 

 viel größere Absorptionsfähigkeit als Pyrogallusäure. Sie ist außerdem von 

 der Temperatur unabhängig und sogar bei — 7" noch brauchbar. Bei 

 Sauerstoffgemischen über etwa :-iOVo ist die Absorption nicht mehr quan- 

 titativ. l)agegen gibt dann eine Kombination mit einer Phosphorpipette, 

 nachdem das aus der Kupferlösung kommende Gas durch verdünnte HaSO^ 

 ammoniakfrei gemacht ist, bei hochprozentigen (X-Gemischen sehr gute 

 IJesultate. A. Diirig (I.e.) bekam so bei Verwendung von 200— oOOcw?» 

 Abweichungen von wenige)- als 001 cm^ Stickstoff. Kohleno.xyd und Ace- 

 tylen werden durch die Kupferlösung auch absorbiert! Ferner ist zu 

 bedenken, daß man die Ammoniakspannung vor Ablesung des Reststick- 

 stoffs durch Waschen des Gases mit Wasser oder sehr verdünnter Schwefel- 

 säure stets entfernen muß. 



