Biologische Gasanaljsc. 



6;ji 



richteten Biefrun^ der Hürette ist der Ablaühahn L angesetzt. Das (iaiize 

 wird in senkrecliter Stelhniir in ein Stativ gespannt. 



Die zu untersuchende Wasserprobe befindet sich (j^asfrei einjiefüiit) 

 unter einem durchbohrten Kautschukstopfen in einem Kölbchen N von 

 l()()cm» P'assuntr. Nach Entfornunu- des in der Bohrunu- des Köll)chens stecken- 

 den VerschUiljstäbchens schiebt man Stopfen nebst Fläsciichen von unten auf 

 das verjünffte Ende des Sperrohrs, wie Fif?. 207 es zeigt. Nunmehr gießt man 

 bei A Krdül ein, bis dasselbe nach Ausfüllung des unteren Rohrendes in 

 das Meilrohr steigt. Man fährt nach Öffnung des Stöpsels F so lange mit 

 dem Eingießen fort, bis das Öl dicht an die Kapillare des Ansatzes D 

 reicht, worauf man den Stöpsel in Verschlußstellung mit der Voi-sicht wieder 

 einsetzt, daß kein Luftl)läschen unter dem- 

 selben abgefangen wird. Jetzt kann, nach- 

 dem noch der Kühler H und Recher G 

 mit Kühlwasser gefüllt, das Auskochen der 

 Gase beginnen: Man bringt mit großer 

 Flamme den Inhalt schnell bis zum Sieden 

 und kocht dann mit ganz klein gemachter 

 Flamme 10 Minuten lang aus. Schon 

 während des Erhitzens und beim Beginn 

 des Kochens ist die Hauptmenge der Gase 

 in Form größerer Blasen in das Meßrohr E 

 emporgestiegen, wobei die verdrängte 

 Sperrflüssigkeit nach A hinübertritt. Reim 

 Auskochen muß sich oben im Kölbchen N 

 und im unteren Teile des Rohres CD ein 

 wasserleerer Dampf räum bilden; doch soll 

 man darauf achten, daß die Tronnungs- 

 fläche von Öl und Wasser nicht über die 

 Erweiterung C hinaufsteigt. So oft dies 

 eintritt, entfernt man die Flamme auf 

 einige Sekunden, worauf dasAYasser, den 

 Dampfraum ausfüllend, wieder aus dem 

 Hohr zurückschnellt. Im ^'erlauf und nach 



Beendigung des Auskochens wii-d eine Portion kaltes Wasser durch den 

 Kühler H gegossen. 



In solcher Weise ist der ganze Gasgehalt der Probe ausgetrieben 

 und im Meßrohr gesammelt. Um das Gasvolumen abzulesen, muß zunächst 

 aus dem Hahn L so viel Öl abgelassen werden, daß das Öl im offenen 

 Schenkel ebenso hoch steht wie im Meßrohr. Dann muli man mindestens 

 ;") Minuten warten , damit die an der Wandung des Meßrohrs hängende 

 Flüssigkeit herabläuft. Außerdem muß die Kuppe der Trennungsfläche 

 klar werden. Es bilden sich nämlich in dem dickflüssigen Öl Rlasen. 

 welche nur langsam verschwinden. Wenn man's eilig hat, kann man in 

 folgender Weise nachhelfen: Man schließt die Eingußöffnung A. wie in 



Fig. 



