Biologische Gasanalyse. (33)1 



In (K-r irocliiltli-rttMi Wt'ise lädt sich jcdo An;ilysp. wenn man Eile 

 hat. hinnen einer halhen Stunde durchführen, wohei man ai)er nur 1") Minuten 

 am Apparat heschäftii^t ist. Aus dem (resa.frteu geht hervor, wie einfach 

 und leicht verständlich Api)arat und Methode. Natürlich verlangt auch der 

 ..Tenax" Kinüi)ung. Erst hei dauernder Benutzung wird man mit allen .seinen 

 Eigenarten vertraut. 



Was die Genauigkeit der Ablesung betrifft, so sind die 0"1 cni^ ent- 

 sprechenden Teilstriche des Meßrohres weit genug auseinander, um mit 

 Sicherheit ODl abschätzfu zu können, wobei dank der auf der Rückseite 

 angebrachten korrespondierenden Teilung die normale Lage der A'isierlinie 

 gesichert ist Es bleibt noch die Korrektion wegen der Kuppelwölbung, 

 von welcher übrigens die Sauerstoffzahl, als Differenz zweier Ablesungen, 

 gar nicht berührt wird. Man kann nun selber, sowohl die Gröiie dieser 

 Korrektion als die Richtigkeit der Teilung mit Hilfe eines kleinen ge- 

 prüften Meiizylinders von der Weite des Meßrohres feststellen. Man setzt 

 den Apparat ohne die Pipette K zusammen und füllt ihn ganz mit Öl, so 

 daß dies beim Einsetzen des Stopfens in die Eingiißöffnung bis in den 

 Hahn M steigt , den man dann schließt. Nun dreht man F auf. läßt aus L 

 kleine Portionen öl in den ]\leßzyUnder fließen und vergleicht nach genü- 

 gendem Abwarten die Ablesungen. Nebenbei bemerkt, darf kein Tropfen 

 an L hängen bleiben: man muß abbrechen in dem Moment, wo sich ein 

 Tropfen loslöste. Auch tut mau, um von dem ^leniskus im Zylinder un- 

 abhängig zu sein, vorab so viel Öl hinein, daß die Kuppe genau auf 

 l'OO einsteht. Läßt man nun aus dem Apparat so viel Öl in den Zylinder, 

 daß es z. B. bei 2 ob steht und man liest oben am Meßrohr 2-6o ab, so 

 beträgt die Korrektion — 008. Dies ist der Betrag, der bei einer größeren 

 Anzahl von der Firma Alt, Eberhardt (?c Jäger in Ilmenau, Thüringen, be- 

 zogenen Tena.xbüretten übereinstimmend in Abzug gebracht werden mußte. 



Mehrere Autoren haben mit dem Tenaxapparat niedrigere Zahlen 

 als mit der gleich zu beschreibenden Wlnklerschen Methode gefunden, 

 welch letztere mit den berechneten (physikahsch absorbierten Gasmengen) 

 gut übereinstimmen. 



Es ist nicht ganz sicher, worauf diese Abweichung beruht. Möglicher- 

 weise absorbieren verschiedene Sorten Paraffinöl verschieden große Mengen 

 von Gasen. Man wird in blinden Versuchen das Öl möglichst mit Luft 

 zu sättigen versuchen. Außerdem muß aber jedenfalls bei der Analyse das 

 Öl gut gekühlt werden, da, wenn es heißer wird, eine langsame aber ständige 

 Gasentwicklung hauptsächlich von Stickstoff stattfindet. M Endlich ist es 

 nicht unwahrscheinlich, daß im Paraffinum liquidum leicht oxydable, den 

 Sauerstoff verbrauchende Substanzen oft enthalten sind. So findet man 

 Schwefelverbindungen und bei längerem Stehen Schwefelwasserstoff . i) 



') W. Cronheim, Beiträge zur O.-Bestimmuiig im Wasser. Zeitschr. f. angewandte 

 Chem. Bd. 20. S. 1939 (1907). — Korschutt, Sauerstoffbestimmnng im Wasser. Arch. f. 

 Hygiene. Bd. 61. S. 4 (1907). 



