Bioloffische Gasanalyse. 645 



ihr hoher CÖ^-Gehalt oinij^e Zeit bis zur volloii Absorption brauchen 

 würde, verwendet man /weckniältij^- CO^-freie Luft aus dem Freien, 

 die in einer (Jaspipette über stark verdünnter Kalilauge bereit 

 gehalten wird. Nunmehr wird D so gedreht, daß a mit h kommuniziert 

 und die Flüssigkeit im Manometerschenkel M auf den Nullpunkt einge- 

 stellt. Die Einstellung geschieht durch das am Manometergefäß G unten 

 angebrachte Kautschuksäckchen B (Saugpfropfen ). dessen \'olumen mit Hilfe 

 einer Messingfeder und Stellschraube *S' sehr fein geändert werden kann 

 (siehe später bei Blutgasanalyse 8.(575). Nach Einstellung auf den Null- 

 punkt .^etzt man das Manometer M durch Drehung von I) mit V in Ver- 

 bindung und wartet nun unter öfterem Mischen des Wassers in der Wanne, 

 bis der Stand sich nicht mehr oder in genau gleichem Maße wie das daneben 

 hängende Thermobarometer ändert. Als Thermobarometer dient ein dem 

 eben beschriebenen ganz gleicher Apparat. 



Nach Ablesung des immer wieder auf eingestellten Manometers und 

 des Thermobarometers un d der Temperatur des Wassermantels schreitet man 

 zur Verbrennung des Kohlenoxyds, indem man die Platinspiralen in beiden 

 Apparaten bis fast zur Weißglut durch einen entsprechend abgestuften elek- 

 trischen Strom erhitzt. (Straßenstrom von 110 Volt Spannung unter Einschal- 

 tung eines Lampenwiderstandes aus fünf Glühlampen mit je nach der Dünne 

 des Platindrahtes 10 — 25 Kerzen Stärke.) Mit dem Erglühen des Platindrahtes 

 dehnt sich die Luft in V und im Thermobarometer aus und drückt die 

 Flüssigkeit im Manometerschenkel M herunter. Die kuglige Erweiterung /des 

 Manometerschenkels M nimmt die aus V verdrängte Luft auf, während das 

 Wasser in die kuglige Erweiterung // des ]\lanometerschenkels N empor- 

 steigt. Die Erweiterungen müssen etwa ein Drittel des Inhaltes von Y 

 fassen. Der Druck des Gases in V steigt vermöge dieser Einrichtung beim 

 ("ilühen nur um etwa 15 cw< Wasser. Nach etwa 20 Sekunden unterbricht 

 man den Strom so lange, bis die Hauptmasse des Gases wieder nach V 

 zurückgekehrt ist (10 — 15 Sekunden). Dann glüht man abermals 20 Sekunden 

 lang und wiederholt dieses Spiel etwa 20m al. Nun wird Temperaturaus- 

 gleich abgewartet und abgelesen, nach Einstellen in M auf den gleichen 

 Nullpunkt wie zu Beginn, nachdem man durch vorsichtiges Schüttehi, damit 

 die Lauge nicht zwischen den Schliff kommt und gelöste Fettpartikel an 

 der Innenwand verschmiert, für vollkommene Absorption der Kohlensäure 

 gesorgt hat. Hierauf wird durch Wiederholung des (ilühens kontrolliert, 

 ob die \'erbrennung vollendet war, was meist der Fall ist. Man kann 

 sehr wohl 2 — 5 \'erbrennungen gleichzeitig ausführen, indem man die 

 Platinspiralen mehrerer Apparate hintereinander in denselben Stromkreis 

 schaltet. 



Es ist notwendig, das Thermobarometer genau wie die eigentlichen 

 \'erl)rennungsgefäße einzurichten und gleichzeitig zu erhitzen, um alle Be- 

 dingungen möglichst gleichmäßig zu gestalten. Es verbrennt regelmäßig 

 beim (Hüben ein wenig Stickstoff der Luft, wie man durch das Auftreten 

 von Salpetersäure in der Kalilauge nach längerem Gebrauch nachAveisen 



